— 186 - 



Salzsäure behandelt worden waren. Herr Bergrath Hai- 

 dinger, dem er diese Farbenerscheinungen gezeigt hatte, 

 erklärte sie für Interferenzphänomene. 



Herr C. Rumler machte die Anwesenden mit einer 

 Verbesserung bekannt, welche Hr. K apeller an dem 

 Geothermometer von Magnus angebracht hat. Diese 

 besteht darin, dass durch ein die OefFnung des Thermome- 

 terrohres, aus welchem das Quecksilber ausfliesst , nach 

 unten zum Theil schliessendes eisernes Schräubchen , das 

 Zurückziehen eines bereits aus dem Rohre getretenen Queck- 

 silbertropfens , wenn derselbe auch noch so klein ist , ganz 

 vermieden wird. 



Hr. Dr. Hammersch m idt zeigte eine von Hrn. Dr. 

 Eckstein erfundene Vorrichtung zur Aether-Einath- 

 mung, welche im Wesentlichen darin besteht, dass Mund 

 und Nase zugleich in dem Bereich der Aether- Dämpfe ste- 

 hen , daher das mit einiger Unbequemlichkeit und Störung 

 verbundene Zudrücken der Nase vermieden^ und zugleich 

 die Narkose viel schneller und sicherer bei verhältnissmäs- 

 sig geringerm Aetherquantum eintreten kann. — Der Appa- 

 rat besteht aus einem blechernen am Rande mit Leder aus- 

 gepolstertem Ansatz, welcher Mund und Nasenwurzel um- 

 greift, und dieser Ansatz geht in ein Rohr über, woran die 

 Blase befestigt ist. Dieses Rohr hat aber noch folgende 

 Vorrichtungen: 1. Ein Ventil _, welches sich nach Aussen 

 öffnet, um der ausgehauchten Luft den Austritt zu gestat- 

 ten , und daher die Vereinigung der Aetherdämpfe mit den 

 exspirirten Luftarten zu hindern. 2. Ein Ventil, welches sich 

 nach Innen der Röhre öffnet, um dem aus der Blase aus- 

 tretenden und einzuathmenden Aetherdampf den Ausgang 

 zu gestatten. 3. Eine Vorrichtung zum Schliessen des Ap- 

 parates mittelst des Stöpsels, wodurch das Ausströmen des 

 Aether-Gases gehindert wird. 4. Ein Rohr, welches längs 

 des Hauptrohres unmittelbar in die Blase führt, um Aether 

 nachgiessen zu können , ohne den Apparat vom Munde zu 

 entfernen. Wenn es nicht zu verkennen ist, dass dieser 

 Apparat etwas zusammengesetzter als der bisher von Dr. 



