- 32 i - 



Uebereinstimraung war so überraschend, dass ich mir um 

 so mehr erlaube, einige Worte darüber zu sagen, als zu- 

 gleich die Einrichtung dieses Messapparates von derjeni- 

 gen , die PIössI bisher bei seinen grossen Mikroskopen 

 anwendete, etwas verschieden ist, und dieser Apparat zu- 

 gleich der erste ist , der auf diese abgeänderte Weise von 

 ihm konstruirt wurde. Es ist nämlich der Mikrometermess- 

 apparat nicht erst besonders auf das Mikroskop aufzuste- 

 cken, sondern ist unmittelbar mit demselben verbunden, 

 wodurch die Konstruktion mehr Festigkeit erhält, welche 

 in einem so hohen Grade erreicht ist, dass, wenn man den 

 Kopf der Mikrometerschraube fasst , selbst bei 500facher Ver- 

 grösserung, bei welcher die Messung vorgenommen wurde, 

 nicht die mindeste Schwankung des Fadens im Okular ein- 

 tritt^ und dessen ungeachtet nicht der geringste todte Gang 

 zu bemerken ist. — Was die Uebereinstimmung der Mes- 

 sung anbelangt, so ergab sich folgendes Resultat: die 

 ganze getheilte Länge (['/, Millimeter^ mass 0.0076 Wie- 

 ner/oll, der Meter aber ist nach V^ega's Hilftafeln = 

 3.161446 Wienerfuss, das macht für V, Millimeter 0.00757, 

 eine Uebereinstimmung, welche als vollkommen angesehen 

 werden muss, da die Messung ohne Anwendung des Nonius 

 mit der Theilung geschah, .welche sich am Kopfe der Mi- 

 krometerschraube befindet, und bei welcher die Bedeutung 

 eines Theilstriches Ein Zehntausentel eines Zolles ist. 



Ein Umstand verdient aber noch ganz besonders hervor- 

 gehoben zu werden, und das ist die Art und Weise, wie 

 ein solcher Mikrometer an oder eigentlich von der Fro- 

 men t'schen Theilmaschine getheilt wird. Ich habe absicht- 

 lich gesagt von der Froment'schen Theilmaschine getheilt 

 wird, denn diese kleine Maschine, die nicht den Raum 

 von V4 Quadratfuss einnimmt, theilt allein, ohne dass Je- 

 mand im Zimmer zugegen ist. Froment, dessen Werk- 

 stätte mitten in der Stadt liegt, dem so bewegten Paris, 

 muss nämlich zu diesen Theilungen die Ruhe der Nacht 

 wählen, wo am wenigsten gefahren wird und überhaupt 

 das Gebäude den wenigsten Erschütterungen ausgesetzt ist. 

 Er bringt also mit dem Schliessungsdrahte den Zeiger einer 



Freunde der Naturwissenschaften in Wien II. Nr. 12. 21 



