Winke für Reisende. 4 
brauch umzukehren, um mit jeder Hälfte gleich viele Beobachtungen zu machen. 
Der Trog muss kleiner als gewöhnlich, das Quecksilber in gleichem Niveau mit 
dem Rande desselben sein, so dass es die Ecken genau ausfüllt, und alles Fremd- 
artige mit einem Stück Papier oder einem dünnen Streifen Holz entfernt werden 
kann, den man im Kasten aufbewahrt. Dies erleichtert die Beobachtung niederer 
Höhen. Das Quecksilber kann in einem hölzernen oder eisernen Gefäss mit ein- 
geschraubtem Stöpsel und Kappentrichter aufbewahrt werden; um bei dem Zu- 
rückgiessen nichtszu verschütten, ist in einer Eeke ein Einschnitt angebracht. Das 
Gefäss muss mehr Quecksilber enthalten, als zur Füllung des Troges nothwendig 
ist und ein zweites Gefäss stets in Bereitschaft gehalten werden. Ist dennoch der 
ganze Vorrath verloren, so thut dunkel (mit Tinte) gefärbtes Wasser dieselben 
Dienste. Trog und Dach des Horizonts werden auf eine niedrige metallene Platte 
gestellt, welche auf dreiKnöpfen ruht. Dadurch wird selbst aufunebenem, nassem, 
grasigem oder weichem Boden eine geeignete Stellung des Horizonts möglich ge- 
macht. Man wendet am besten eine Bleiplatte von der Grösse eines dünnen Oc- 
taybuchs mit drei Knöpfen von 1 Zoll Länge an, da ihr Gewicht in vielen Fällen 
die feste Stellung erleichtert. 
Der Beobachter muss suchen, so nah als möglich am Instrument auf dem 
Boden zu sitzen, um Arme und Körper zu stützen und den Luftzug abzuhalten. 
Die Beine gekreuzt, die Ellbogen auf die Knie gestützt — dies ist die festeste 
Stellung, welche man einnehmen kann. 
Das Mikrometer von Rochon kann man oft als Teleskop benutzen; man 
trägt es in einem Futteral auf dem Rücken. 
Barometer sollten für den speeiellen Zweck eines Forschungs - Reisenden 
möglichst einfach sein. Eine weite, feste, an beiden Enden offene, mit 
eingeätzter Scala versehene Glasröhre, die hermetisch verschliessbar 
ist, kann in ein zugehöriges Gefäss eingelassen und mittelst eines 
Ringes an einem Eisenstabe befestigt werden, den man an das 
Gefäss schrauben kann. Ausserdem ist ein Schwimmer in dem 
letztern befindlich. Die Oeffnung zu demselben ist, eben so wie 
die für die Röhre, durch Schrauben verschliessbar, wenn das 
Instrument nicht im Gebrauch ist. Das Gefäss muss von Eisen sein, 
das Quecksilber glatt und möglichst rein, aber nicht gekocht. 
Die mit Hilfe eines solehen Barometers erhaltenen Resultate 
würden nicht so streng genau sein, als unabhängige Messungen 
des Drucks; wenn man aber bei der Füllung sichtbare Luftblasen 
vermeidet, das Barometer mit guten Muster-Instrumenten genau 
vergleicht, und bei jeder Beobachtung die Temperatur des 
Quecksilbers und der Atmosphäre sorgsam notirt, so dürfte man 
werthvolle vergleichende Resultate erhalten. 
Mehrere Röhren können in einem starken Futteral mit dem 
Gepäck, ein überzähliges in einem leichten metallenen Gefäss 
an den Ort der Beobachtung geschafft werden. 
Henry Raper aM 
Robert Fitz-Roy | Sub-Comite. 
Auszug aus einem Briefe des Rear-Admirals Smyth an den 
Secretär. 
Die erste Pflicht eines geographischen Reisenden ist die genaue Bestim- 
mung des Weges, der Stationen und der Topographie seiner Reise, die er um so 
