50 Winke für Reisende, 
tungen bestimmten. Ich spreche mit Mr. Prinsep die Hoffnung aus, dass jeder 
Reisende, welcher aus dem Kochpunete Höhen berechnet, zu gleicher Zeit, 
wenn er ein Barometer besitzt, dessen Angaben sammeln wird. Er wird so der 
Physik wichtige Dienste leisten, indem er so viel Punete als möglich in der Reihe 
der elastischen Spannungen des Dampfes bei verschiedener Temperatur feststellt. 
Wenn die Versuche mit dem Koch- Thermometer am Fusse und auf dem 
Gipfel eines Berges angestellt sind, so ist nichts übrig, als die in der Columne 
der Fusse dem untern Kochpunet entsprechende Zahl abzuziehen von der, welche 
dem oberen Kochpunet entspricht. Dies gibt den Näherungswerth der Höhe; um 
die wahre Höhe zu erhalten, muss der erhaltene Werth mit dem in obiger Reihe 
der mittleren Temperatur entsprechenden Factor multiplieirt werden, z. B. 
Grad. Fuss. 
Kochpunet auf dem Gipfel Fort at Puründhur bei Püna 204.2 —= 4027 
Kochpunet in Hay Cottage, Pina . » » 2» 2 ......208.7 = 1690 
Näherungswerth 2337 
Temperatur der oberen Luft 75° 
„ unten „ 830 
Mittel 79; hat den Multiplicator 1.098 
Wahre Höhe 2.566 
Ist der Kochpunet nur an der obern Station bestimmt und als untere der 
Meeresspiegel, oder ein mit einem guten Barometer gemessener Ort gewählt, 
so verwandelt man am besten die barometrische Ablesung sogleich in Fusse 
mit Hilfe der gewöhnlichen Methoden, ihren Logarithmus von 1.47712 (demLog, 
von 30 Zoll) abzuziehen und mit 0,0006 zu multiplieiren, da die Differenzen in 
der Columne „Barometer“ sich schneller ändern, als in der „Fuss-“ Columne. 
Grad. Fuss. 
Beispiel. — Kochpunet der obern Station. . . 185 = 14.548 
Barometer in Caleutta (b. 320) 29" 7.5° 
Log. Diff. = 1.471712 — 1.43749 = 0.0363 < 0.006 — le 
Näherungswerth der Höhe 14.330 
Temperatur der obern Station 76° | 80 — Factor 1.100 
5 „ untern „840 
Wahre Höhe 15.763 
Nimmt man 30.00 Zoll als durchschnittliche Höhe des Barometers am Mee- 
resspiegel (was zu hoch ist), so erhält man die Höhe der oberen Station unmit- 
telbar durch Tafel I., deren Werth für die mittlere Temperatur der durchwan- 
derten Luftschieht verbessert wird. 
(Anmerkung. — Dr. Hookerfand denFehlerbei der Bestimmung des 
Kochpunctes selbst bei den besten Instrumenten oft grösser als 10. — 1854.) 
Nach dem Optiker Mr. Adin in Edinburg ist der Beobachtungsfehler aus 
irgend einer verborgenen Ursache einem Wechsel unterworfen, der fast 1% in 
wenigen Monaten beträgt, 
(Vgl. Dr. Buist's Bemerkung über das Aneroid, Vol.21 d.!königl. geogr. 
Gesellsch. p. 43). 
Brief des Franeis Galton Esq. an den Seeretär. 
Wenn Jemand sieh zum ersten Male in seinemLeben die Erforschung einer 
wilden Gegend vornimmt, so ist gewiss seine nächste Frage: „Welche astro- 
nomischen und Croquir-Instrumente soll ich mitnehmen, und wie soll ich 
