84 VersMimlung um Iti. Win. 



Unkhrech tsberg und des Herrn Professors Schenk unternahm. Der Er- 

 folg war um so Wünschenswerther, als in einem eigenen Abschnitte der im 

 August und September 1853 in Brüssel abgehaltenen „Conference maritime sur 

 l'adoption (l'nn Systeme uniforme d'obserrations me'teorologiques ii la mer", 

 (Seite 21 und 63) geradezu verlangt wird, dass das Aneroid-Barometer nicht 

 dem Quecksilber-Barometer substituirt werden sollte. Auch Schmidt erklärt 

 ein Aneroid, das nicht speciell studirt worden, für nahezu werthlos. Aber darin 

 besteht eben der Inhalt jener Schrift. Es wird, und zwar nur für solche, welche 

 die Qualität der von Richard und Bourdon in Paris verfertigten besitzen, 

 eine Correction der Temperatur, wo ein Thermometer im Instrument angebracht 

 ist, unter der Luftpumpe studirt und festgehalten. Sie lässt sich durch eine 

 ziemlich einfache Curve für jedes Individuum der Aneroide darstellen, aber jedes 

 erfordert eine Untersuchung für sich. Sie sind „Individuen", sagt Schmidt, 

 nicht „Exemplare wie die Quecksilber-Barometer". Die in Olmütz auf der 

 Unkhrechtsberg'schen Sternwarte angestellten Untersuchungen wurden 

 unter einer Luftpumpe vorgenommen, Barometer und Aneroid gleichzeitig unter 

 demselben Recipienten, bei einem Luftdruck zwischen 29 Pariser Zoll und 

 18 Zoll und 8 Linien, wobei der Zeiger des Aneroids in grosser Regelmässig- 

 keit sich bewegte, dabei aber fast dreimal die Peripherie seiner kreisförmigen 

 Scala beschrieb. Die Beobachtungen wurden später auf dem Gloggnitzer 

 Schneeberge bei 1082 Toisen unter einem Luftdruck von 22 Zoll wiederholt. 

 Die grosse Leichtigkeit viele Beobachtungen zu machen, ohne aus dem Wagen 

 zu steigen, oder ohne beim Reiten abzusteigen, gibt dem Aneroid in der Aus- 

 übung so grosse Vortheile vor dem Quecksilber-Barometer. Herr Schmidt 

 machte am 4. September 1857 zwischen Freudenthal und Sternberg während 

 einer fünfstündigen Fahrt in einem Omnibus gegen SO Ablesungen, also Höhen- 

 bestimmungen, ohne mehr als ein einziges Mal aus dem Wagen zu steigen. 

 Anderseils kann man das Quecksilber-Barometer doch auch nicht ganz entbehren, 

 mit welchem die vergleichenden Beobachtungen indessen doch nur von Zeit zu 

 Zeit an sicheren Stationen durchgeführt werden. Dies ist auch die Art, wie 

 Herr Schmidt das Aneroid für die Marine empfiehlt. Immerhin ein Quecksilber- 

 Barometer zur Beobachtung und Vergleichung bei stiller See oder am Lande! — 

 aber das Aneroid ist unschätzbar bei den bewegtesten, sturmerregten Wellen, 

 wo die Beobachtungen des ersteren, ungeachtet er in einem Cardan'schen Ring- 

 systeme, wie Lampe, Compas oder Chronometer, doch am Ende, der Schwan- 

 kungen wegen, unmöglich werden. 



Schon für die „Novara" hat Herr Schmidt mit Herrn Dr. Scherzer in 

 Bezug auf die Anwendung des Aneroids Verabredung genommen, da sich 

 dasselbe schon früher nach Herrn Schmidt's Versuchen sogar für Höhen- 

 messung der Wellenberge vortheilhaft gezeigt hatte, die er am 4. März 1855 

 westlich von Spezzia auf 3 Toisen schätzte. 



Herr Schmidt erwähnt, dass auch in Folge von Versuchen in Paris, die 

 ihm indessen nicht näher im Einzelnen bekannt geworden, das Aneroid der 

 französischen Marine bereits anempfohlen worden sei. Nichts konnte für uns 

 Mitglieder der k. k. geologischen Reichsanstalt erwünschter sein, als diese mit 

 grosster Genauigkeit durchgeführten Olmfltzer Versuche, und wir werden uns 

 von unserer diessjährigen Sommer-Campagne an mit Nachdruck den Arbeiten 

 des hochverehrten Freundes in der Anwendung der Aneroide zu Höhenmessun- 

 gen anschliessen. 



Herr k. k. Artilleriehauptmann J. Cybulz erklärt mit Beziehung auf seine 

 in den beiden vorhergegangenen Versammlungen gemachten Mittheilungen die 



