lobe 
faites par lui et qui nous ont paru fort bonnes. Ce sont les organes de 
reproduction de divers Fungi traités comme nous l’avons indiqué sur 
des lames de verre dans une solution de glycerine et recouverts avec 
un soin minutieux par un convre-objet circulaire répondant assez 
exactement à l’ouverture de l’oculaire du microscope, Ce couvre-objet 
de l'invention de M. Vize, est capable de protéger indéfiniment l’or- 
gane conservé (1). 
Un zélé micrographe, M. le docteur Ch. Fayel, poursuit depuis 
plusieurs années le moyen aisé, c’est-à-dire pratique de photogra- 
phier directement, ä'quelque grossissement que cesoit et sans toucher 
au microscope, tout objet visible sur la platine. De tentative en ten- 
tative , l’habile opérateur est parvenu à perfectionner son invention et 
il obtient aujourd’hui très-aisément la conservaïion de l’oculaire pour 
photographier des coupes histologiques. On lira avec intérêt les essais 
de M. Fayel, dans les n° 1, 2 et 4 du Brebissonia de M. G. Huberson 
(1878). Nous nous bornons à détacher de cet intéressant travail la 
description du microscope de M. Ch. Fayel, qu’il appelle avec raison: 
mon microscope photographique, c’est l’auteur qui parle : « Chacune 
des trois lentilles dont se compose l’objectif ordinaire va en augmen- 
tant de diamètre dans leur ordre de superposition, et par suite est 
supportée par des montures de plus en plus larges, pour commencer 
le cone par lequel je remplace le tube cylindrique du microscope 
actuel. À une distance calculée d'avance se place dans le cone la lentille 
de champ ; puis enfin l’oculaire lui-même, séparé de celle-ci par un 
intervalle plus ou {moins considérable, selon son foyer combiné avec 
celui de l’objectif pour fournir l’image virtuelle. Comme on le voit, 
je modifie totalement la forme du microscope usuel, mais sans rien 
changer à ses combinaisons optiques. Grâce à cette innovation, je lui 
fais produire des images bien plus étendues en surface, quel que soit 
le grossissement employé. J’introduis ce microscope commel'ancien, 
dans une chambre noire, et ilne me reste plus qu’à trouver, par le 
calcul ou par le tâtonnement ce que chacun, du reste, pourra trouver 
lui-même avec un peu de patience et de bonne volonté ; les points de 
repère auxquels je devrai arrêter le tirage, pour que la coupe, étant 
au point à l’oculaire, s’y trouve automatiquement sur la glace dépolie 
et par conséquent sur la plaque sensible. » Ce nouveau microscope a 
été construit à Paris, sur les données de l'inventeur ; par M. Verick. 
Le microscope , avec la chambre noire et sa lentille forment un appa- 
reil complet. On n’a pas besoin d’être photographe pour en faire 
usage. CR: 
(1) La série de 24 planches à microscope (Champignons, Lichens, Algues, Musci- 
nées et Fougères), préparée par M. J.-G, Vize.—Forden Vicarage à Welshpool, An- 
leterre, est expédiée en échange d'un bon d’une guinée sur la poste, 
