Morphologische Analyse des Echinodermenskelets. 245 



Diese Unscharfe beruht auf einer Art von astigmatischer Störung 

 des Strahlen Verlaufes : ich konnte hei genauerer Untersuchung fest- 

 stellen, daß das Bild jedes Punktes in ein kleines Kreuz ausgezogen 

 war. Diese Störung beruht meiner Meinung nach darauf, daß die 

 zu einem Objektpunkt gehörigen Strahlen das Nikol konvergent, 

 also unter verschiedenen Winkeln, durchsetzen. Jeder dieser Strahlen 

 erfährt für sich betrachtet nur eine Parallelverschiebung, weil die 

 Ein- und Austrittsfläche beim Nikol parallel sind. Da aber der 

 Brechungsindex des Kalkspats für die verschiedenen Richtungen der 

 Strahlen eines Büschels verschieden ist und sich im Hauptschnitt 

 und der dazu senkrechten Ebene in verschiedenem Grade mit zu- 

 nehmender Ötfnung ändert, so werden die einzelnen Strahlen auch 

 verschiedene Parallelverschiebungen erfahren, so daß die axiale 

 Symmetrie der Büschel eine astigmatische Störung erleidet, wogegen 

 Strahlen von gleicher Öffnung aber verschiedenen Azimuthen beim 

 senkrechten Durchgang eines Büschels durch eine isotrope plan- 

 parallele Platte alle gleich gebrochen werden und sich in einem 

 Punkte schneiden. Es erhellt, daß der Fehler um so deutlicher her- 

 vortreten wird, je stärker die Konvergenz der Strahlen ist (d. h. je 

 geringer die Entfernung des vom Objektiv entworfenen reellen 

 Bildes), und daß der Fehler mehr und mehr verschwindet, wenn die 

 das Nikol durchsetzenden Strahlen sich der Parallelität nähern. 



Es ergeben sich daraus einige Regeln für die Praxis der Auf- 

 nahmen. 



Zunächst gilt als allgemeine Regel: das Analysator nikol 

 ist an einer Stelle in den Strahlengang einzuschalten, 

 an dem die zu einem Objekt- und Bildpunkt gehörigen 

 Strahlen möglichst geringe Neigungen zueinander 

 haben und womöglich parallel sind. 



Da wir mit der photographischen Platte fast beliebig weit von 

 der letzten Linse des optischen Systems abrücken und damit die 

 zeichnenden Strahlen für einen Punkt fast parallel machen können, 

 so empfiehlt es sich im allgemeinen, das Nikol dicht über die pro- 

 jizierende Linse (an deren Bildseite) anzubringen und einen beträcht- 

 lichen Kameraauszug zu wählen. Daraus ergibt sich ohne weiteres, 

 daß bei dem Projizieren mit dem Okular ein Okularaufsatznikol 

 verwendet werden soll und nicht der Tubusanalysator, für den eine 

 beträchtliche Konvergenz der Strahlen dadurch vorgeschrieben ist, 

 daß die zusammengesetzten Mikroskope ein für allemal für eine be- 

 stimmte Objektivbild weite eingerichtet sind. 



