320 



werden, wenn nämlich die zentralen Winkel (die Axenwinkel) der Kom- 

 ponentenarme auf der senkrechten Resultautenaxe auf und ab frei be- 

 weglich sind. Um dies zu erreichen, wurden die senkrechten (axialen) 

 Koraponentenwinkel mit röhrenförmigen Hülsen versehen, mit welchen 

 sie sich auf der fixierten cylindrischen Resultantenaxe auf und ab ver- 

 schieben lassen; während die horizontalen (distalen) Komponeuten- 

 winkel mit solchen Hülsen versehen wurden, damit sie einerseits die 

 Maßstäbe tragen können, und andererseits damit sie auf den Schienen 

 eines horizontalen Millimetermaßstabes hin und her verschoben werden 

 können. 



Dieser mit Schienen versehene Millimetermaßstab trifft im Mittel- 

 punkte die Resultantenaxe und teilt sie in eine obere und in eine 

 untere Hälfte. In seinem Mittelpunkte ist der gemeinschaftliche Null- 

 punkt angebracht, von welchem aus nach rechts und links die Milli- 

 meterteilung beginnt. Auf diese Weise ist nun der jeweilige rechts- 

 und linksseitige Abstand der horizontalen Komponentenwinkel immer 

 ersichtlich, indem ihre mit Nonius versehenen Hülsen einen zentralen 

 Ausschnitt besitzen, so daß der betreffende Abstand bis auf eine 

 Zehntelmillimeter-Genauigkeit abgelesen werden kann. 



Könnte die Reibung in den senkrechten und in den horizontalen 

 Hülsen des Parallelograrames vollkommen gleichmäßig hergestellt und 

 könnten die sogenannten „toten Punkte" gänzlich eliminiert werden, 

 so müßte bei einem sonst genau gearbeiteten Parallelogramme die 

 Bewegung bei der Verschiebung der horizontalen Komponentenwinkel 

 immer eine vollends gleichmäßige sein d. i. ihr Abstand vom Nullpunkte 

 müßte rechts und links genau derselbe bleiben. — Ein solcher Apparat 

 wäre aber eine technische Vollkommenheit, die leider nicht zu er- 

 reichen ist. 



Bei der Verschiebung der horizontalen Komponentenwinkel ent- 

 stehen rechter- und linkerseits — wenn auch nur geringe — Abstands- 

 unterschiede, mit welchen mau als Fehlern des Apparates immer 

 rechnen muß. 



Um diesen jeweiligen Fehler des Apparates eliminieren, bezie- 

 hungsweise korrigieren zu können, mußte ich folgende Modifikation 

 anwenden. 



Im Zentrum des die Resultantenaxe tragenden Millimetermaß- 

 stabes wurde ein 2 cm breiter Ausschnitt angebracht, welcher sich 

 also nach rechts und links je ein Centimeter weit erstreckt. In dem 

 Rahmen dieses Ausschnittes befindet sich eine Platte, welche die den 

 Mittelpunkt zeigende Nadel (den sogenannten „Mittelpunktindex") trägt. 

 Diese Platte kann nun mittelst einer Mikrometerschraube horizontal 

 nach rechts oder nach links je einen Centimeter weit verschoben 

 werden. Entsteht also bei der Verschiebung der horizontalen Kom- 

 ponenteuwinkel rechts und links ein Abstandsunterschied, so kann 

 dieser Unterschied durch die korrigierende Verschiebung des Mittel- 

 punktindex eliminiert werden. — Ein praktisches Beispiel soll das 

 Verfahren verständlicher machen. Ich untersuche eben bei einem 

 männlichen Schädel aus dem alten Friedhofe der Ofener Festung den 

 beiderseitigen Abstand der Thränenpunkte (Dacryon, Beoga). Ich 



