321 



verschiebe die Maßstäbe meines Apparates genau bis zur Berührung 

 des rechten und linken Dacryon. Nun sehe ich an dem Nonius der 

 rechten Hülse einen Abstand von 13,6 mm, während an der linken 

 Hülse der Abstand nur ,13,2 mm beträgt. Der Fehler ist also hier 

 4 mm groß. Um diesen zu eliminieren, verschiebe ich mittelst der 

 Mikrometerschraiibe den Mittelpunktindex vom Nullpunkte um 2 mm 

 nach rechts, wodurch der Mittelpunktindex in gleiche Entfernung 

 (13,4 mm) vom rechten und linken Maßstabe zu liegen kommt. Nach- 

 dem ich den Fehler des Apparates korrigiert habe, gehe ich zur wei- 

 teren Untersuchung über. Ich schiebe die Nadel des Mittelpunktindex 

 bis zur Berührung der Schädelwand und sehe, ob etwa die Spitze die 

 anatomische Medianebene (hier an der „Sutura internasalis" der 

 Nasenbeine) trifft. Ich finde, daß der Berührungspunkt rechts von 

 dieser Naht (also am linken Nasenbeine) ist. Es ist somit hier eine 

 Asymmetrie vorhanden, deren Größen wert ich dadurch bestimme, daß 

 ich mittelst der Mikrometerschraube die Nadel des Mittelpunktindex 

 von rechts nach links so weit verschiebe, bis die Spitze der Nadel 

 eben die Sutura internasalis berührt; ich lese am Nonius die Größe 

 dieser Verschiebung ab und finde ihren Wert mit 0,4 mm gleich. — 

 Ohne diese vorherige Bestimmung wäre man gewiß nicht imstande 

 mit dem bloßen Auge diese geringe Asymmetrie der Thränenpunkte 

 zu erkennen. 



Auf diese Weise bestimme ich also mittelst meines Apparates die 

 horizontale Asymmetrie der verschiedenen bilateralen identischen 

 Punkte am Gesichts- und am Gehirnschädel. 



Die bilaterale (eudipleure) Asymmetrie am Schädel bezieht sich 

 aber nicht nur auf die horizontale Projektion der betreff"enden iden- 

 tischen Punkte, sondern auch auf ihre vertikale und auf ihre sagit- 

 tale Projektion. Um diese letzteren zwei Asymmetrien bestimmen 

 zu können, mußte ich am Apparate folgende Einrichtungen treff"en: 



Behufs Eruierung des Höhenunterschiedes der bilateralen iden- 

 tischen Punkte ist das Parallelogramm mit einem senkrecht stehenden 

 Halbkreise verbunden, mit welchem sich das ganze Parallelogramm um 

 die sagittale Axe nach auf- und abwärts drehen kann. Steht der Milli- 

 metermaßstab (und mit ihm die beiden Entfernungsmaßstäbe) horizontal, 

 so fällt der Nullpunkt des Halbkreises auf den Nullpunkt des Nonius 

 der Stativhülse, innerhalb welcher die Drehung des ganzen Parallelo- 

 grammes geschieht. — Mittels dieser Einrichtung bin ich imstande, 

 den Höhenunterschied der bilateralen Punkte des Schädels, bis auf einen 

 Zehntelgrad der Neigungswinkel genau zu bestimmen. — Es wird 

 nicht uninteressant sein, schon hier mitzuteilen, daß die beiden Auri- 

 cular- und Orbitalpunkte der ,, deutschen Horizontale" nie vollkommen 

 in derselben horizontalen Ebene liegen; weswegen richtigerweise nicht 

 von einer „deutschen Horizontalebene", sondern nur von einer „deut- 

 schen Horizontalhnie" (und zwar extra von einer rechten u. linken) 

 die Rede sein kann. 



Behufs Eruierung der frontalen Asymmetrie der bilateralen iden- 

 tischen Punkte sind die Entfernung messenden Stäbe mittelst Schrau- 

 benmikronietern verschiebbar und mit Halbkreisen versehen, deren 



