591 



Fürs erste möchte ich nun die Beschreibung des Embryoskopes 

 folgen lassen, um sodann seine Anwendung und die dabei nötigen 

 Manipulationen auseinanderzusetzen. 



Das Embryoskop besteht aus zwei Teilen: 1) aus einem an die 

 Eischale festzukittendem Stücke, das icli Aufsatzring nennen will, und 

 2) aus einem in diesen einschraubbaren Verschlußstücke. Zur Ver- 

 anschaulichung der beiden Teile diene Fig. 1 Ä und B. Ä stellt eine 

 Totalansicht, B einen Durchschnitt durch das Embryoskop dar. 



Pij.i 



Ar' JVTd 



Der Aufsatzring ist eine niedrige, cylindrische Metallhülse, deren 

 Wand eine Dicke von 1^4 nim, deren Lumen einen Durchmesser von 

 2 cm besitzt. Der untere Rand ist mit einer sattelförmigen, der 

 äquatorialen Eioberfläche möglichst angepaßten Schweifung versehen, 

 während der obere Rand eben ist. Von der äußeren Fläche der Hülse 

 gehen, diametral gegenübergestellt, zwei länglich rechteckige Metall- 

 zapfen (Z) ab. An der Innenfläche ist nicht weit oberhalb des untern 

 Randes ein Diaphragma (Md) angebracht, dessen rundliche Öffnung 

 einen Durchmesser von 13 mm zeigt. Nach der Größe dieser Öffnung 

 richtet sich der Umfang der in die Schale einzuschneidenden Fenster- 

 apertur. Unmittelbar oberhalb des Diaphragma ist in die innere 

 Wand der Metallhülse eine sehr feine, cirkuläre Rinne eingedreht, 

 in welche ein zweites, aus dünnem Wachstuch bestehendes Diaphragma 

 (Wd) mit seinem Rande eingelassen werden kann. Dasselbe stimmt 

 mit dem erstgenannten metallenen Diaphragma in Größe und Form 



