592 



völlig überein. Beim Gebrauche des Instrumentes hat man es in den 

 Aufsatzring so hineinzubringen, daß es dem metallenen Diaphragma 

 überall fest aufliegt, da es, wenn das Verschlußstück eingeschraubt 

 wird, die Dichtung für den festen Aufschluß abgiebt. Oberhalb der 

 cirkulären Rinne befinden sich an der inneren Wand der Hülse 

 einige Schraubenwindungen, welche dem Verschlußstücke als Schrauben- 

 mutter dienen ; jedoch reichen dieselben nicht ganz bis zum oberen 

 Kande heran, vielmehr ist hier ein etwa 1^2 Dam breiter Streifen 

 der inneren Wand völlig glatt. 



Das Verschlußstück des Embryoskopes ist ein niedriger Vollcylinder, 

 dessen periphere ringförmige Zone aus einem Metallringe, dessen zentraler 

 Teil aus einer runden, ziemlich dicken Glasscheibe {G) besteht. Diese 

 stellt das Fenster dar, welches die in die Schale einzuschneidende, 

 runde Öffnung zu überdecken hat; sie hat jedoch nicht die gleiche 

 Höhe, wie ihre Metallumfassung, sondern ragt nur mit ihrer untern 

 Ebene nahezu ebenso weit nach abwärts, wie deren unterer, etwa 3 V2 

 mm breiter plangeschliffener Rand. Letzterer wird beim Einschrauben 

 des Verschlußstückes in den Aufsatzring auf das Wachstuchdiaphragma 

 fest angepresst, wodurch der dichte Abschluß zustande kommt. Der 

 äußere Umfang des ringförmigen Verschlußstückes ist mit entsprechenden 

 Schraubenwindungen versehen, mit Ausnahme seines obersten Teiles, 

 in welchem der Metallring sich peripherwärts verbreitert, um mit 

 einem vertikal stehenden , gerifiten Rande aufzuhören. Dieser Rand 

 zeigt zwei diametral gegenübergestellte eckige Einschnitte (E), in 

 welche die Zinken eines kleinen Schlüssels hineinpassen, von dem nach- 

 her die Rede sein wird. Außerdem besitzt der Metallring des Ver- 

 schlußstückes einen engen , kurzen , vertikal verlaufenden Bohrkanal 

 (Fo), dessen unteres Ende in der Mitte des unteren Randes aus- 

 münden muß. Ich will diesen Kanal kurz als Ventilöffnung bezeichnen. 



Nachdem ich nun das Embryoskop selbst erläutert, soll seine 

 Handhabung beschrieben werden. Man bedarf hierzu einiger kleiner 

 Nebenapparate: 1) eines Trepans, 2) eines Führungsringes für den- 

 selben, 3) einer Metallgabel und 4) des bereits erwähnten Schlüssels. 

 Ich schalte hier ein, daß man das gesamte Instrumentarium, in ein 

 Etui verpackt, bestehend aus den genannten Nebenapparaten, einem 

 Durchschlag zur Herstellung von Wachstuchdiaphragmen, sowie 6 Em- 

 bryoskopen, von der Firma Reiniger, Gebbert und Schall in Erlangen um 

 den Preis von 36 M. beziehen kann. Fig. 2 giebt den Inhalt des 

 Etuis in ein Drittel seiner natürlichen Größe wieder. 



Bezüglich des Trepans sei bemerkt, daß derselbe eine 2 — 2V2 cdi 

 lange, sehr dünnwandige Metallhülse darstellt, deren unterer Rand ge- 



