597 



der Ventilöffnung das überschüssige Eiweis langsam heraus *), bis das 

 Verschlußstüclc mit seiner unteren Fläche die Dichtung erreicht, wo- 

 mit zugleich die Ventilöftnung verschlossen wird. Zum Schlüsse wird, 

 wenn die Kraft der Hand nicht mehr ausreicht zu drehen, das Ei mit 

 seinem Embryoskope in die Metallgabcl eingelegt und nun mit Hilfe 

 des Schlüssels langsam und vorsichtig weiter geschraubt, bis es auch 

 mit diesen Mitteln nicht mehr möglich ist 2). Bei gut gearbeiteten 

 Embryoskopen ist der so hergestellte Verschluß ein absolut luftdichter. 



Etwas komplizierter wird die Bohrung der Fensteröfthung und 

 Einfügung des Verschlußstückes bei Eiern , die bereits einige Zeit im 

 Brütofen verweilt hatten , weil hier das Ei sowohl , als auch die zu 

 benutzenden Flüssigkeiten, wie die Karbol- und Kochsalzlösung und 

 das flüssige Eiweiß warm gehalten werden müssen. Ich verwende 

 hierzu ein Sandbad oder ein Wasserbad , bestehend aus einem mit 

 Wasser gefüllten, flachen Blechkasten, der verschiedene, mit Glasplatten 

 zu überdeckende Vertiefungen besitzt, welche das Ei, die Schälchen 

 mit Karbollösung, Kochsalzlösung, das Eiweiß spendende Ei etc. auf- 

 zunehmen haben. Im übrigen ist das Verfahren ganz das gleiche. 

 Ich bemerke, daß man Eier vom zweiten oder dritten Brüttage unter 

 den genannten Vorsichtsmaßregeln beinahe eine Stunde lang aus dem 

 Brütofen herausnehmen kann, ohne daß die Embryonalentwickelung die 

 mindeste Störung erleidet, man braucht sich also bei der Trepanierung 

 der Eischale und den darauf folgenden Manipulationen absolut nicht 

 zu beeilen. 



Aus meinen Mitteilungen ist leicht zu entnehmen, wie man bei 

 wiederholtem Öffnen des Eies, d. h. bei mehrmaligem Abschrauben des 

 Verschlußstückes, zu verfahren hat. Ist letzteres mit Hilfe von Me- 

 tallgabel und Schlüssel entfernt worden, so muß es in der warmen 

 Karbollösung gereinigt und die Ventilöö"nung , falls sie verlegt sein 

 sollte, durch Einführen eines feinen Drahtes wieder wegbar ge- 

 macht werden. Das Wiedereinschrauben des Verschlußstückes ist 

 natürlich in derselben Weise wie das erste Mal zu bewerkstelligen. 



Was endlich die Lage der Eier im Brütofen angeht, so ist darauf 



1) Bei meinen ersten Versuchen, ehe ich an den Apparaten eine 

 YentilöfFnung anbrachte, konnte ich beim Zuschrauben eine eigenartige 

 Erscheinung beobachten, welche darin bestand, daß das Eiweiß durch zahl- 

 lose Poren aus der Schale ausperlte. Bei Eiern mit schwacher Schale 

 bekam diese auch mehrfach Risse. 



2) Hat man Verdacht, daß bei einem Embryoskope die Ventilöffnung 

 nicht ausreichend schließe, so kann man die obere Öffnung derselben mit 

 einem Klümpchen der Kittmasse verkleben. 



