632 



and shape from those of the frog. But the noteworthy point now 

 is that Myxine possesses red corpuscles similar to those, not of the 

 adult, but of the larval Lamprey, which in many ways it resembles 

 otherwise. 



Ein neues Hilfsmittel für mikroskopisclie Arbeiten 

 (Radialmilirometer). 



Von Dr. H. Klaatsch. 



Als „Radialmikrometer" möchte ich eine Einrichtung in die 

 mikroskopische Technik einführen, die sowohl zum genauen Messen 

 als auch zum getreuen Abzeichnen zahlreicher mikroskopischer 

 Objekte in Anwendung kommt. Zuerst beim Studium früher Säuge- 

 tierkeimscheiben erprobt, hat sich mir dieselbe auch für viele andere, 

 annähernd kreisförmig oder oval begrenzte mikroskopische Objekte als 

 brauchbar erwiesen. 



Es handelt sich um eine neue Verwertung und Modifikation des 

 Okularmikrometers, und zwar in folgender Form: 



Schaut man durch das Mikroskop, so erblickt man das Gesichts- 

 feld von zwei aufeinander senkrechten Durchmessern in vier Quadranten 

 zerlegt. So entstehen vier Hauptradien, deren jeder vollständig 

 mit einer Mikrometerteilung versehen ist, bis zu einer Entfernung von 

 10 Teilstrichen vom Centrum. Innerhalb dieser Grenze bleiben, um 

 das Bild nicht zu verwirren, zwei Radien ganz von Teilungen frei, 

 von den beiden anderen trägt einer Teilstrich 1 — 5, der andere 5 — 10. 



Zahlen sind gänzlich fortgelassen. Jeder Quadrant wird wieder 

 durch einen ungeteilten Nebenradius halbiert. 



Lithographierte Zeichenschemata von ca. 20cm Durch- 

 messer tragen in blauer Farbe die Einteilung des Gesichtsfeldes. 



Die Benutzung ist einfach : man stellt einen besonders marquanten 

 Punkt des Objektes in den Mittelpunkt ein. Bei Keimscheiben eignet 

 sich hierfür der HENSEN'sche Knoten, bei Rückenmarkschnitten ein 

 Punkt am Centralkanal , bei Eiern der Keimfleck, bei Querschnitten 

 älterer Embryonen die Chorda. Ist kein entsprechender Punkt vor- 

 handen, so wählt man eine Stelle ganz beliebig aus. Nun liest man 

 die Grenzen des Objektes in den Hauptradien ab und bezeichnet die 

 Werte auf dem Schema. Dann dreht man das Okular um 45 ". 



