633 



Eine äußere Gradeinteilung am Okular (wie beim Polarisationsapparat) 

 ist hierbei allerdings willkommen, kann aber leicht entbehrt werden, 

 wenn man einen Nebenradius genau auf irgend einen der vorher unter 

 einem Hauptradius sichtbaren Punkte einstellt. Jetzt liest man wieder 

 ab und schlägt mit dem Zirkel die gewonnenen Werte auf den Neben- 

 radien des Schemas ab. Nun hat man acht fixe Punkte, die meist 

 zur genauen Umschreibung des Objektes ausreichen. Doch kann man 

 noch weitere Radien aufnehmen. Der eine Oktant nämlich trägt solche, 

 die 10", lö'^ und 20" zwischen sich fassen. 



Diese Einrichtung hat zugleich den Zweck, in einfacher Weise 

 Winkel zu messen (z. B. Abweichungen des Primitivstreifens von der 

 Medianlinie, Krümmungen der Embryonen), indem man den faktischen 

 oder durch Verlängerung der Schenkel konstruierten Eckpunkt des 

 Winkels ins Centrum einstellt. 



Ebenso wie die Umrisse werden die Einzelheiten im Objekt ein- 

 getragen (z. B. beim Rückenmark die Grenzen der grauen Substanz, 

 Lage von Ganglienzellen). Bei einiger Übung läßt sich eine natur- 

 getreue Zeichnung in sehr kurzer Zeit entwerfen, wobei man die 

 Garantie einer viel größeren Genauigkeit hat, als sie mit den Zeichen- 

 api)araten erzielt wird. Die Anwendung im einzelnen wird sich je 

 nach dem Objekt und der Absicht des Untersuchers verschieden gestalten. 

 Beobachtung von Leucocytenveränderungen bei amöboider Bewegung, 

 Schrumpfung von Säugetiereiern bei Zusatz von Reagentieu, Be- 

 stimmung der Durchmesser der einzelnen Kugeln einer Morula seien hier 

 als Beispiele für die Verwendung des Instrumentes herausgegriffen. 



Angefertigt wird das Instrument von dem Herrn Optiker 

 R. Magen Berlin N W., Philippstraße 21 wohnhaft. Derselbe hat 

 die technischen Schwierigkeiten zu meiner vollen Zufriedenheit gelöst. 

 Es kommt ganz besonders auf eine genaue Centrierung an. Von der 

 Verwendung von Kreisen mußte vorläufig wegen technischer Schwierig- 

 keiten , Abstand genommen werden , doch werden Versuche in dieser 

 Richtung fortgesetzt. 



Die Herren Fachgenossen, welche sich von dem Instrumente einen 

 Vorteil versprechen, werden Gelegenheit finden, auf der mit der 

 Naturforscherversammlung verbundenen Ausstellung es kennen zu 

 lernen. Für die Anfertigung ist es augezeigt, ein mittelstarkes Okular 

 an Herrn Magen zu senden, der die Teilung so einfügt, daß sie 

 jederzeit herausgenommen werden kann, oder aber, es werden direkt 

 Okulare mit Teilung auf Einsendung eines Modells der Tubusweite 

 bezogen, wobei die scharfe Einstellung der Teilung durch einen Auszug 



