730 



bar ablesen , teils an den geometrischen Zeichnungen messen , welche 

 dieser Schädelmesser selbst anfertigt. 



Zur genauen Messung und Aufzeichnung von frontalen, ladialen und 

 horizontalen Kurven mit meinem Schädelmesser genügte nun das von 

 Herrn Professor Ranke verbesserte Craniophor (^ Ranke, Beiträge zur phy- 

 sischen Anthropologie der Bayern, 2. Abschnitt, S. 190 und 191) nicht 

 mehr. Daher erdachte ich einen neuen Schädelträger, den ich zuerst 

 beschreiben will. Auf einem rechteckigen Brette , das auf drei Stell- 

 schrauben ruht, um mittelst Wasserwage horizontal gerichtet werden zu 

 können, läfst sich in einem breiten Schlitz ein Schlitten nach einer Rich- 

 tung hin und her schieben. Die Gröfse dieser Bewegung kann man mit 

 Hülfe des an einem Rande des Schlitzes befindlichen Mafsstabes in Milli- 

 metern angeben. Auf dem Schlitten ist ein Scharnier befestigt, dessen 

 Platten Winkel von — 90 <* bilden können. Bis auf Viertelgrade genau 

 liest man die Neigung der Platten zu einander auf einem Xreisbogen ab, 

 nachdem an demselben die obere Scharnierplatte durch eine Schraube fest- 

 gestellt worden ist. Auf die obere Scharnierplatte ist nun ein viereckiger 

 Fufs aufgeschraubt, der einen Cylinder trägt. Fufs und Cylinder (beide 

 zusammen wurden in Figur 4 mit a bezeichnet) sind durchbohrt, um 

 den Zapfen y aufzunehmen. Derselbe besitzt eine Skala, welche erkennen 

 läfst, wie viel Millimeter er aus dem hohlen Cylinder hervorragt. Oben 

 auf dem Cylinder oder, wie man auch sagen kann, auf der Hülse sehen 

 wir, um wie viel halbe rechte Winkel der Zapfen gedreht worden ist. 

 Würde man auf die Hülse eine geteilte horizontale Scheibe legen , so 

 könnte man die Drehung des Zapfens sogar um einzelne Grade bestim- 

 men. In jeder Stellung wird der Zapfen dadurch sehr fest gehalten, dafs 

 beim Anziehen einer Schraube mittelst der Flügelmutter |3 ein breiter 

 Ring den Zapfen umfafst. Auf dem Zapfen befindet sich das Kästchen 

 ö von der Gestalt eines Würfels. Dasselbe enthält einen kurzen , unten 

 in eine Kugel endigenden Zapfen, der vermittelst vier horizontal durch 

 das Kästchen gehender Schrauben nach allen Seiten geneigt werden kann, 

 oder kurz ausgedrückt : der Zapfen y trägt oben ein Kugelgelenk. 



Die Anordnung ist also gerade umgekehrt, wie an dem von Herrn 

 Professor Ranke verbesserten Craniophor, welches unten das Kugelgelenk, 

 in der Mitte den Zapfen und oben die Hülse hat. Hierdurch erreichte 

 ich erstens gröfsere Festigkeit, weil bei meinem Schädelträger unten der 

 breitere hohle Cylinder (Hülse), darin und darüber der dünnere 

 Zapfen ist. Zweitens vermied ich, was bei genauer Aufnahme von Ho- 

 rizontalkurven mit meinem Schädelmesser unbedingt nötig ist, die seit- 

 liche Bewegung, welche der auf Ranke's Craniophor mit Benutzung des 

 Kugelgelenkes aufgestellte Schädel ausführt, wenn derselbe gehoben wird. 

 Dies geht aus den Figuren 1—4 hervor. 



Die Figuren 1 und 2 stellen das von Herrn Professor Ranke ver- 

 besserte Craniophor dar, wie die Hülse den gröfsten (Figur 1) und klein- 

 sten (Figur 2) Teil des Zapfens umfafst. In beiden Figuren ist der 

 Zapfen mittelst des Kugelgelenks gleich geneigt und von dem obersten 

 Punkte des in das Hinterhauptsloch einzuführenden Kegels eine Senk- 

 rechte auf den Tisch gefällt , worauf das Craniophor steht. Die Entfer- 

 nung des Fufspunktes dieser Senkrechten von dem Mittelpunkte des 



