24 
Instrumententisch (4) kann noch leicht in eine bequem erreichbare 
Stellung gebracht werden. Je ein Fenster (25) aus dunkelgrauem 
Glas, das in einen Vorhang aus schwarzem, lichtdichtem Stoff (26) 
auf den beiden Längsseiten des Apparates angebracht ist, lassen den 
Präparierenden und seinen Assistenten den Fortschritt ihrer Arbeit 
erkennen, während die Vorhänge einen guten Lichtabschluß geben, 
mag die Leiche welche Lage auch immer einnehmen. Ärmellöcher 
(27) ermöglichen ein freies Bewegen der Arme innerhalb des Apparates. 
Die Art der Zusammenstellung der besprochenen beiden Hauptteile 
ist aus Fig. 1 ersichtlich. Durch die große Länge des Objekttisches 
(28) ist eine große Bewegungsfreiheit des vollständig unabhängigen 
Seziertisches gewährleistet, durch die Hochstellvorrichtung (15) des 
Epidiaskopes ein Arbeiten in jeder beliebigen Höhe und ein leichtes 
Einstellen auf verschieden lang brennweitige Objektive. Bei der 
Projektion wird das durch den parabolischen Reflektor (29) ent- 
worfene Bild der positiven Kohle auf den zylindrischen Spiegel (8) 
geworfen, von da auf das Objekt. Der Durchmesser der beleuchteten 
Fläche beträgt 40 cm im Maximum. Um eine möglichst günstige 
Beleuchtung verschieden hoher Einstellebenen, bei Verwendung 
mehrerer Objektive zu ermöglichen, ist der Spiegel (8) mittels der 
Stellschraube (30) um die Achse (31) neigbar. 
Ich wäre somit zum Punkt 2 meiner oben aufgestellten Kon- 
struktionsgrundlagen gekommen, nämlich dem Mangel der einseitigen 
Beleuchtung. Um ihm abzuhelfen, wurde die Bogenlampe (32) des 
Mikroprojektionsapparates verwendet. Durch den aplanatischen Kon- 
densor (33) wird ein Bild des Kraters auf die Linse (34) projiziert 
und diese projiziert durch das Prisma (35) hindurch die Öffnung des 
aplanatischen Kollektors in Gestalt einer hellerleuchteten Ellipse auf 
den Objekttisch, Zwischen den Abblendungsvorrichtungen der beiden 
Apparate verlaufen diese Strahlen innerhalb eines Abblendungsrohres 
(14). Die Sammellinse (36) für Mikroprojektion ist umgelegt und 
das Mikroskop (37) auf die Seite geschoben. Bei der Mikroprojektion 
werden Sammellinse (34) und Prisma (35) umgelegt, das Mikroskop 
(37) hereingezogen und die Sammellinse (36) nach Bedarf aufgeklappt 
(siehe Fig. 3). Durch diese Einrichtung ist ohne Zuhilfenahme eines 
zweiten Scheinwerfers eine vollständig genügende Aufhellung der 
Schlagschatten erzielt. Die Intensität derselben kann durch Verwen- 
dung von verschieden lang brennweitigen Sammellinsen variiert werden. 
Der Wechsel von Mikroprojektion zur Aufhellung erfolgt sehr schnell. 
