27 
bracht, an Stelle eines für diaskopische Projektion üblichen Wechsel- 
schiebers oder eines schwarzen Brettes, wie es für episkopische 
Projektion gebraucht wird, wird in den Objekttisch eine Glasplatte 
mit darunter befindlicher schwarzer Irisblende geschoben. Der Kon- 
densor (45) kann an der Führung (46) an jede beliebige Stelle ge- 
bracht werden, so daß man entweder die Spitze oder die Basis oder 
eine zwischen beiden gelegene Stelle des aus dem Kondensor aus- 
strahlenden Lichtkegels auf das Objekt fallen lassen kann. Je nach- 
dem wird ein kleiner Teil des Objektes intensiv (in der Nähe der 
Spitze) oder eine größere Fläche weniger intensiv (in der Nähe der 
Basis) beleuchtet. Diese Führungsstange ist an dem Objekttisch be- 
festigt. Die Irisblende erzeugt einerseits für die episkopische Pro- 
jektion einen schwarzen verstellbaren Hintergrund, läßt aber anderer- 
- seits für die diaskopische Projektion das Lichtbündel in variabler 
Größe durchtreten. Nun wird das Objekt selber an seine Stelle 
gebracht und zuerst episkopisch projiziert (Fig. 2). Sodann wird der 
Beleuchtungsspiegel (1,7) heruntergeklappt und mit dem Handgriff 
47 arretiert. Das bis dahin episkopisch sichtbare Objekt wird nun 
in der Durchsicht zu Tage treten. Mit oben erwähnter Anordnung der 
Irisblende und des Kondensors wäre auch dem Punkt 5 Rechnung 
getragen. 
Um ein gleichzeitiges Projizieren von mikroskopischen Objekten 
bei starker und schwacher Vergrößerung zu ermöglichen, oder mikro- 
mit episkopischer oder diaskopischer Projektion verbinden zu können, 
wie es Punkt 6 verlangt, wurde einerseits, wie schon erwähnt, ein 
Projektionsmikroskop (12) — Stativ Pro I des Zxrss-Kataloges — 
neben den Objektiven auf der Wechselvorrichtung aufgestellt, anderer- 
seits ist, um eine Deckung der beiden Bilder auf dem Schirm zu 
verhindern, der Mikroprojektionsapparat um die Achse (48) mit Hilfe 
des Differentialgewindes (49) neigbar gemacht. Die Art der Auf- 
stellung für Projektion mit Pro I und Mikroskop ist in Fig. 4 ersicht- 
lich. Zur Beleuchtung des Objektes dient der auf dem Objekttisch 
aufgestellte Spiegel (50). 
Die bei den anderen Apparaten so lästige Wärmeentwickelung 
bei episkopischer Projektion ist bei diesem neuen Apparat absolut 
nicht vorhanden. Um dieselbe zu verhindern, war ein Ventilator und 
doppelte Kühlkammern, eine für fließendes Wasser, die zweite für 
Xylol vorgesehen. Die eine Wasserkammer (51) erfüllt ihren Zweck 
alleine so gut, daß nach 1—2stiindiger Projektion die sonst ganz 
