10 



Um diesen unangenehmen Nebenumständen abzuhelfen, habe ich 

 an der Spritze einen sog. Zweiweghahn (Fig. 4, 5, 6, 7 l) angebracht, der 

 einerseits eine Verbindung zwischen der Spritze (Fig. 7 h) und dem 

 zu injizierenden Blutgefäße (Fig. 7 i), anderseits mit einem Glastrichter 

 (Fig. 7 f) ermöglicht. — Sobald die Spritze gefüllt werden soll, wird 

 der Zweiweghahn in die Lage I (Fig. 5) gebracht. Dadurch wird der 

 Zu- und Abgang zu und von dem Gefäße abgeschlossen, so daß aus 

 demselben nichts entweichen, anderseits keine Luft aspiriert werden 

 kann. Die mit dem Lösungsmittel (Schwefelkohlenstoff, Aether u. a.) 

 verriebene Masse wird in den Trichter (Fig. 7 f) gefüllt, der mittels 

 eines Schlauches (Fig. 7 g) mit dem Zweiweghahn verbunden ist. Durch 

 Rückwärtsdrehen der Stempelschraube wird nunmehr die Masse vom 

 Trichter in die Spritze gezogen. Hiernach kann die Spritze gefüllt 

 werden, ohne daß Luft in dieselbe und von hier aus in die Gefäße 

 gelangt, was bei der früheren Konstruktion immerhin nicht ganz aus- 

 geschlossen war. Nunmehr wird der Hahn auf Stellung H (Fig. 6) 

 gebracht und somit die Verbindung mit dem Trichter unterbrochen, 

 dagegen der Zugang zum Gefäße geöffnet. Durch Vorwärtsdrehen 

 der Schraube kann nunmehr ohne bedeutende Kraftanwendung injiziert 

 werden. 



4) Bei der Drehung der Schraube der TEiCHMANNSchen Spritze 

 ist es unter Umständen nicht zu vermeiden, daß infolge eines unbe- 

 dachten Ruckes oder dergl. das Gefäß von der mit der Spritze fest 

 verbundenen Kanüle durchstoßen wird. Diesem Uebelstande suchte 

 ich durch das Einschieben eines Schaltstückes (Fig. 2, Fig. 7 k) zu 

 begegnen. Dasselbe wird zwischen der eingebundenen Kanüle und 

 und dem Zweiweghahne eingeschraubt und gestattet eine Beweglichkeit 

 der Spritze. Es besteht aus einem sog. Druckschlauche, der einen 

 Druck von 2 Atmosphären zuläßt. 



Durch die beschriebenen Aenderungen, bezw. Verbesserungen der 

 TEiCHMANNSchen Spritze sollen die vorerwähnten kleinen, aber inmierhin 

 unangenehmen und störenden Zufälligkeiten in Wegfall kommen und 

 der ganze Injektionsvorgang wesentlich einfacher, bequemer und 

 sauberer, als dies bisher möglich war, gestaltet werden. 



Die Ausführung meiner Konstruktion besorgte der Mechaniker 

 des Physiolog. Instituts der Kgl. Tierärztlichen Hochschule, Herr Eugen 

 Albrecht, Dresden, Zirkusstraße 40. Von diesem kann die Spritze 

 komplett bezogen werden, auch übernimmt derselbe eventuell das 

 Aptieren älterer TEiCHMANNScher Spritzen. 



