— 1. — 
Selbst wenn ein Gewichtssatz wenig gebraucht und 
mit Sorgfalt aufbewahrt wird, ändert sich, wie Wild nach- 
gewiesen hat, der Werth der vergoldeten Stücke noch 
Jahre lang bemerklich. 
Wild erklärt diess aus kleinen Hohlräumen, welche 
durch kaum erkennbare Poren mit der Oberfläche in 
Verbindung stehen, sich beim galvanischen Vergolden 
und nachherigen Auskochen in destillirtem Wasser mit 
Flüssigkeit füllen, welche Flüssigkeit später durch die 
feinen Poren langsam verdunstet. 
2) Pflegen die Chemiker bei ihren Wägungen keine 
Rücksicht auf herrschenden Druck, Feuchtigkeit und 
Temperatur zu nehmen, mit andern Worten, ihre Wä- 
gungen nicht auf den leeren Raum und 0° C. zu redu- 
ziren. Das Unterlassen dieser Reduktion kann aber bei 
so voluminosen Apparaten, wie z. B. ein Kaliapparat, 
sehr bemerkliche Fehler veranlassen. 
Um diess nachzuweisen, wöllen wir annehmen: 
V = Volumen des Kaliapparates = 80 0. C. 
L = Lufttemperatur = 18° C. 
B = Barometerstant = 719 U® 
so wiegt das durch den Apparat verdängte Luftvolumen') 
0,001294 » 715 
je 76041 + 0,003065 - 18) + 0.003065 - 18) « 40 — 0,0457 Grm. 
Verändert sich nun zwischen beiden Wägungen des 
Apparates, zwischen welchen etwa ein Zeitraum von 2 
bis 3 Stunden liegen wird, die Temperatur von 18° zu 
220 der Barometerstand von 715 zu 7I0"®, so beträgt 
das durch den Apparat verdrängte Luftgewicht nur 
0,001294 + 710 
L Ziygo0,009065 2) 0 AT rm, 
) Unter der Annahme, der Apparat sei vor und nach dem Ver- 
such zur Hälfte mit Kalilauge, zur andern Hälfte mit Luft gefüllt. 
