Be a 
Um die Differenz 0,0457 — 0,0447 = 0,001 Grm., 
d.h. um ein Milligrm. wird man demnach den 
Apparat schwerer finden. 
- Wollte man dieses I Mgrm. Gewichtszunahme ein- 
fach für Kohlensäure erklären, so würde man natürlich 
einen groben Irrthum begehen. 
Dass nun innerhalb 2 Stunden, ja in kürzerer Zeit, 
Schwankungen von Thermometer und Barometer vor- 
kommen, welche die angenommenen übersteigen, ist ge- 
nügend bekannt. 
Auf Schwankungen des Wassergehaltes der Luft 
welche den Fehler noch vergrössern können, ist hier 
nicht einmal Rücksicht genommen. 
Selbstverständlich machen sich diese Einflüsse nicht 
immer geltend; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass ın 
vielen Fällen Temperatur und Druck mehrere Stunden 
lang so constant sind, dass die Vernachlässigung der- 
selben ohne merklichen Fehler geschehen kann; immer- 
hin bildet das Vernachlässigen der Reduktionen auf 0°C 
und den leeren Raum eine Fehlerquelle, welche ah 
Beachtung Seitens des Chemikers verdient. 
Da die Schwankungen sowohl im Sinne des Steigens 
der Temperatur und Sinkens des Druckes, als auch im 
Sinne des Sinkens der Temperatur und Steigens des 
Druckes stattfinden können, so ergibt sich hieraus, dass 
in dem angeführten Beispiel das Gewicht des Kaliappa- 
rates sowohl zu gross, als zu klein gefunden werden 
kann. 
3) Bekanntlich condensirt die Oberfläche fester Körper 
Wasserdampf und andere Gase. Die Quantität dieser con- 
densirten Dämpfe wird von den äussern Umständen: 
relative Temperatur von Kaliapparat und umgebender 
Luft, Feuchtigkeitszustand der Luft ete., abhängig sein. 
