Immerhin wird diese letztere Möglichkeit seltener 
eintreten, als der entgegengesetzte Fall. 
Wer sich überhaupt jemals mit dem genauen 
Wägen von grösseren Glasgefässen befasst hat, wird 
nur zu gut wissen, welche Rolle die Condensationen an 
der Oberfläche spielen. 
4) Im Allgemeinen wiegt der Chemiker nach der 
Differenz- Methode , weil die Borda’sche Methode die 
doppelte Zeit in Anspruch nimmt. Hierin liegt ebenfalls 
eine Fehlerquelle, indem die Differenz-Methode zwar den 
Fehler der Ungleichgewichtigkeit, nicht aber denjenigen 
der Ungleicharmigkeit und der Inconstanz der Waage 
compensirt. 
Endlich ist nicht immer mit der nöthigen Sorgfalt 
die Möglichkeit einer ungleichmässigen Erwärmung der 
Waagebalken ausgeschlossen. Diese Besorgniss ist wohl 
begründet, da nach Wild's Berechnung für eine Belastung 
von A Kilogrm. für einen Messingbalken eine relative 
Veränderung der Temperatur beider Waagebalken um 
Yo ° C. eine Störung des Gleichgewichtes bewirkt‘ 
welche 0,56 Milligrm. entspricht. Eine Veränderung um 
diese geringe Grösse kann aber nur durch grosse Sorg- 
falt vermieden werden. 
Im Vorhergehenden habe ich eine Anzahl von Fehler- 
quellen besprochen , welche bei Flückiger’s Versuchen 
nicht ausgeschlossen waren und von denen jede einzelne 
das Resultat um mehrere Milligrammes zu fälschen im 
Stande ist. 
Der Umstand, dass Flückiger eine so enorme Diffe- 
renz beider Resultate erhalten hat, zwingt uns geradezu 
anzunehmen, dass bei seinen Versuchen eine oder mehrere 
dieser Fehlerquellen mitgewirkt haben, denn einen ein- 
fachen Wägungsfehler trauen wir einem solchen Beob- 
Bern. Mittheil. 1871. Nr. 762. 
