— 150 — 
zweı Correcturen anzubringen, nämlich die Correction 
für das Caliber und die Correction der Nullpunktsver- 
schiebung. 
Die Wassertemperatur wurde mit einem feinen Ther- 
mometer von Fastr&, welches ich mit dem genannten 
Geissler'schen Thermometer sorgfältig verglichen hatte, 
gemessen. 
Die Bestimmung des Barometerstandes erfolgte mit 
Hülfe eines von Hermann angefertigten Barometers mit 
Messingscala. Die Ablesung wurde durch Nonius und 
Loupe auf '/,,"” ausgeführt und die erhaltene Zahl nach 
der Formel 
B =B — B (a — p)t 
worin 
a der cubische Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers 
— 0,00018153, 
2 der lineare Ausdehnungscoefficient ‘des Messings 
— 0,000018782, 
t die nach Graden Celsius abgelesene Temperatur des 
Thermometers attach@ (unter der Annahme, die Tem- 
peratur des Quecksilbers und der Scala sei identisch) 
bedeutet, auf 0° reducırt. 
Das Haarhygrometer aus der Werkstätte für physi- 
kalische Apparate in Genf, unter Leitung von Schwerd 
verfertigt, ist ebenfalls von Wild!) geprüft und mit einem 
Psychrometer verglichen worden, Dasselbe besitzt zwei 
Theilungen. Die eine ist zwischen dem Punkte absoluter 
Trockenheit und demjenigen vollkommener Sättigung mit 
Wasserdampf in 100 gleiche Theile getheilt, die andere 
gibt, zufolse besonderer Voruntersuchung, die relative 
Feuchtigkeit direkt in Procenten der Sättigung. Wild hat 
durch eine längere Vergleichung mit dem Psychrometer 
!) Schweizerische Urmaasse p. 143. 
