— 151 — 
die Zuverlässigkeit des Instrumentes geprüft und die an- 
zubringende Correction bestimmt. Wenn sich auch inner- 
halb der seit jener Justirung verllossenen Zeit diese Cor- 
rektion etwas verändert haben sollte, so kann diess doch 
nicht in solcher Weise geschehen sein, dass die ver- 
langte Genauigkett der Dichtebestimmung darunter merk- 
lich leiden kann. Diese Erwägung bestimmte mich, die 
von Wild angegebene Correktion anzubringen. 
Alle Dichtebestimmungen wurden durch Abwägen der 
Krystalle in Luft und Wasser nach folgender Methode 
vorgenommen ! 
Der Krystall wurde auf die linke Waagschale ge- 
bracht und durch auf die rechte Schale gelegte Gewichte 
äquilibrirt. Hierauf nahm man den Körper von der Waage 
und ersetzte ihn durch Gewichte aus einem vergoldeten 
Argentan-Gewichtssatze, dessen Fehler genau bestimmt 
waren, und beobachtete Temperatur, Barometerstand und 
Luftfeuchtigkeit. Man erhielt so das Gewicht in Luft (I). 
Jetzt hing man denselben an einem feinen Platindraht so 
an der Waagschale auf, dass er in ein Gefäss mit destil- 
lirtem Wasser vollkommen eintauchte, und markirte .den 
Stand des Wassers im -Gefässe durch eine aufgeklebte 
Papiermarke. Man brachte die Waage durch Tarage- 
wichte wieder in’s Gleichgewicht, bestimmte ausser Luft- 
temperatur, Druck und Feuchtigkeit noch die Wasser- 
temperatur und ersetzte schliesslich Krystall und Draht 
durch aufgelegte Gewichte. Man erhielt so das Gewicht 
von Krystall + Draht in Wasser (ll). Durch die gleiche 
Operation wurde nun das Gewicht des Drahtes allein im 
Wasser bestimmt (III); indem man in das Gefäss Wasser 
bis zur Marke eingoss, erreichte man, dass der Draht 
ebenso tief eintauchte, wie bei Wägung 11. 
