— 219 — 



sehen der ersten und zweiten Geraden gelegenen Milli- 

 meter ergibt die Prominenz. Eine Reihe von Messungen 

 mit diesem Instrumente hessen dasselbe als ein sehr 

 brauchbares erkennen und wurden bei Controlversuchen 

 so zu sagen dieselben Resultate damit erzielt, wie mit 

 dem meinigen. Nur ist es allerdings weniger transpor- 

 tabel, verirrt man sich leicht in den Fäden und sind 

 die Fadenintervalle von 8'"'" zu gross, um dazwischen 

 liegende Grössen mit Genauigkeit bestimmen zu können. 



Noch ein neues Exophthaltnometer veröffentlichte*) 

 zugleich mit mir Prof. Zehender in Rostock, wie es auf 

 Tafel I, Fig. 4 abgebildet ist. Es besteht aus einem in 

 Millimeter eingetheilten Maassstabe M und einer auf dem- 

 selben verschiebbaren Hülse, welche einen temporalwärts 

 und einen medianwärts gerichteten Arm trägt. An erste- 

 rem befindet sich ein Visirzeichen V, welches sich in 

 einem an letzterem angebrachten Spiegelchen S spiegelt. 

 Visirzeichen V und Spiegelbild B bilden also eine Gerade, 

 mit welcher der Scheitelpunkt H der Hornhaut tangiren 

 muss. Der Maassstab wird mit dem Ende A an die 

 Schläfe gelegt und dient der äussere Orbitalrand als 

 Vergleichspunkt. Zur genauem Bestimmung ist auf der 

 Hülse noch ein Nonius N angebracht. 



Leider befinde ich mich noch nicht im Besitze dieses 

 Instrumentes, um Controlmessungen mit dem meinigen 

 vornehmen zu können. Jedoch reichen mir die Angaben 

 des Autors hin, um es als ein sehr zweckentsprechendes 

 betrachten zu müssen. Doch w^ill ich die Einwürfe^ 

 welche ich demselben machen zu müssen glaube, nicht 

 verhehlen. 



') Klinische Monatsblätter f. Augenheilk. p. 42. 1870. 



