- 244 — 



Copien der Eintheiiung vorzunehmen. Es schien diess 

 wünschenswerth, umsomehr als in den Vereinigten Staaten 

 von Nordamerika diese Einrichtung empfohlen wurde. 

 Zu bequemer Copienahme sind jedem Etui verschiedene 

 Klemm- und Hebekeile (für Meterstäbe verschiedener 

 Dimensionen) und Vorreissnadeln beigegeben. 



Die Prüfung dieser Meterstäbe, welche in der eidgen. 

 Eichstätte mit Hülfe der Comparators vorgenommen wurde, 

 erstreckte sich hauptsächlich neben der Prüfung des Ma- 

 terials auf die laut Pflichtenheft seitens der Unternehmer 

 eingegangene Genauigkeit der Theilung und die richtige 

 Distanz der Matrizenflächen bei 0-Grad. Zuerst wurden 

 mit Hülfe eines fein ein2;etheilten Hülfsmeters die Deci- 

 meter, Centimeter und Millimeter durch Aufeinanderlegen 

 mittelst der Loupe geprüft. Hierauf kam jeder Stab in 

 den Längencomparator (Beschreibung desselben findet 

 sich im Bericht über die Reform der schweizerischen 

 Urmaasse von Dr. H. Wild im Jahre I8G8), um zu er- 

 mitteln, ob die Striche Ound'lOOCtm. und die Matrizen- 

 flächen mit dem neuen schweizerischen Normalmeter 

 übereinstimmten. Bei dieser Operation musste die Tem- 

 peratur der Stäbe berücksichtigt werden , welcher Um- 

 stand die Sache etwas in die Länge zog, doch wurden 

 bereits sämuuliche Meterstäbe seitens der Unternehmer 

 (Societe genevoise pour la Construction d'lnstrumenls 

 de Pbysique) so genau nacfi Pflichtenheft ausgeführt, 

 dass das Resultat dieser Untersuchungen vollkommen be- 

 friedigend ausfiel. 



B. Die metrischen Flüssigkeitsmaasse, bestehend in 

 1 Liter, ^j^ Liter und ^/jg Liter, sämmtlich uach Art der 

 bisherigen Probemaasse construirt von Messing, mit einem 

 Durchmesser gleich der halben Höhe. Sie erhielten ein 

 Etui und drei Glasplatten. Bevor diese sämmtlichen 



