— 246 — 



stimmt und allfällige Differenzen durch Aus- oder Ab- 

 schleifen an den Maassen ausgeglichen. 



Es zeigte sich dabei der sonderbare Umstand, dass 

 zwischen Schaffhausen und Bern, resp. zwischen dem 

 Lieferanten und der eidg. Eichstätte ein ziemlich con- 

 stanter Fehler von 30 bis 50 Milligramm stattfand, welcher 

 dem Umstand zugeschrieben werden musste (nachdem 

 verschiedene Versuche angestellt waren), dass das ver- 

 wendete Wasser an beiden Orten nicht gleiche Eigen- 

 schaften hatte. Da jedoch diese Abweichung inn^erhalb 

 der Fehlergrenze sich befand, so wurde sie nicht weiter 

 berücksichtigt. 



Ueberhaupt hat der Verfertiger zufolge seiner ge- 

 troffenen guten Einrichtungen und infolge des wissen- 

 schaftlichen Interesses , welches er an der Sache nahm, 

 eine Uebereinstimmung in der Justirung erreicht, welche 

 nur an wenigen Gefässen eine eigentliche Nachjustiruug 

 noth wendig machte. 



C. Die Grammgewichte bestehen in I Kilogramm in 

 Etui und den Unterabtheilungen bis zu 1 Milh'gramm, 

 ebenfalls in Etui. Die Methode, welche bei der Nach- 

 justirung so vieler Gewichte angewendet wurde, war die 

 gewöhnliche Tarirmethode , wobei jedoch jedes Gewicht 

 besonders vorgenommen werden musste. Man begann 

 bei den Milligrammen und stieg langsam zu den grössern 

 auf. Dabei zeigte es sich, dass die Justirung meistens 

 gerade auf der laut Pflichtenheft bestellten Grenze stand, 

 SO dass wir keine Rücksendungen an die Lieferanten (mit 

 Ausnahme die ganz kleinen betreffend) eintreten lassen 

 konnten. Die eidg. Eichslätte durfte jedoch diese Un- 

 gleichartigkeit der Justirung nicht gehen lassen und sah 

 sich desshalb genöthigt, einen grössern Theil dieser Ge- 

 wichte kurz vor der Ablieferung nochmals zu justiren. 



