Neues Prapariermikroskop u. eineMelhode, groB. Tiere hist, zu kons. 439 



schieblich; derselbe wird durch eine seitlich an der Saule ange- 

 brachte Schraube c in der gewiinschten Hohe festgestellt. Er 

 tragt eine urn seine Achse frei drehbare Hiilse mit Klemmschraube d. 

 Diese Hiilse urafaCt einen zweiten, horizontalen Metallstab e (vergl. 

 Fig. 2) von 28 cm Lange, mit dessen einem Ende vermittelst 

 eines durch Knebel fixierbaren Gelenkes g ein kurzer Metallstift / 

 verbunden ist. An diesem wird das optische Instrument durch 

 eine zweite Klemmhiilse h befestigt. 



Letzteres besteht aus einem mit Zahn und Trieb i versehenen 

 kurzen (9 cm) Tubus. Als Objektiv dient das schon lange Zeit in 

 Gebrauch befindliche a*. Die Umkehrung des Bildes wird durch ein 

 auf Veranlassung von Herrn Prof. Semon zuerst fiir andere Zwecke 

 hergestelltes bildumkehrendes Okular A; bewirkt^). Die VergroBe- 

 rung rait Okular I ist eine 6 V2 — 13 fache, mit Okular II eine 10—20- 

 fache, mit Okular III eine 15— 30 fache bei ca. 25 cm Bildweite. 



Ein besonderer Vorteil dieses Objektivs fiir das Praparieren 

 liegt in der Moglichkeit, die VergroBerung durch Drehen eines 

 Ringes I ohne Okularwechsel in den angegebenen Grenzen zu variieren. 

 Fiir spezielle Zwecke kann jedes beliebige Objektiv angeschraubt 

 werden. Gegentiber den bisher gebrauchlichen BRticKE'schen Lupen 

 hat dieses Instrument folgende Vorziige : Das Stativ gestattet 



1) eine feine und sichere Einstellung durch den Trieb, welcher 

 in nachster Nachbarschaft der praparierenden Hand gelegen ist 

 und den Tubus in der Richtung der optischen Achse verschiebt. 



2) Die grobe Einstellung ist nach Losung der fixierenden 

 Schrauben in alien Richtungen moglich und kann mit der Drehung 

 des Tubus um den Metallstift /" und um die Achse des horizon- 

 talen Metallstabes e verbunden werden. Dies gestattet auch die 

 Anwendung als Horizontal-Mikroskop. 



3) Die Drehbarkeit um die Achse des vertikalen Metallstabes h 

 gestattet, das Instrument zum Zweck einer Betrachtung der prapa- 

 rierten Stelle mit bloBem Auge beiseite zu schieben und mit einem 

 Grift g e n a u die urspriingliche Einstellung wieder herbeizufiihren. 



4) Die Lange des Tubus bringt einen groCeren Abstand des 

 Kopfes von dem Praparate mit sich und ermoglicht dadurch eine 

 bequemere Korperhaltung. Zugleich vermindert sie die mit der 

 Nahe des Praparates verbundenen Unannehmlichheiten und Schad- 

 lichkeiten (Osmiumdampfe). 



Der Hauptvorteil liegt aber in der unvergleichlich groCeren opti- 



1) Siehe neuesten Zsiss'scheD Katalog, S. 91, No. 57. 



Bd. 2Z1X. N. F. XZII. 29 



