440 



H. Braus und L. Driineif, 



schen Leistungsfahigkeit, auf welche bei der bekannten Vorzilglich- 

 keit der ZEiss'schen Instrumente blofi hingewiesen zu werden braucht. 

 Bei dem Vorteil, welchen die F. E. ScHULZE'sche binokulare 

 Lupe flir die korperliche Autfassung des von derselben gelieferten 

 Bildes bietet, lag es nahe, auch nach diesem Prinzip eine weitere 

 Vervollkommnung der Leistungsfahigkeit unseres Instrumentes zu 

 versuchen. Zufallig war zu gleicher Zeit dem ZEiss'schen Institut 

 von Prof. Greenough die Aufgabe gestellt worden, ein binoku- 

 lares Mikroskop zu konstruieren, und dessen Tubus erwies sich 

 ohne weitere Anderung fiir unsere Zwecke brauchbar ^). Das 

 Stativ ist dasselbe wie beim monokularen Mikroskop, und die Be- 

 festigung des binokularen Tubus an dem Metallstift f geschieht 

 auch hier durch eine Klemmhiilse h. 



Fig. 2 (etwas weniger als ^/g nat. 6r.). 



Fig. 2 giebt eine Abbildung des Instruments. Die beiden 

 auf einen ca. 25 cm vom Auge des Beobachters entfernten Punkt 

 konvergierenden Tuben sind in einem Stiick aus Aluminiumbronze 

 gegossen. Die beiden Objektive entsprechen a ^ des ZEiss'schen 

 Katalogs und haben eine besondere Fassung erhalten, sodaB bei 

 Verschiedenheit der Augen eine Einstellung fiir jedes derselben 

 besonders vorgenommen werden kann. Die beiden bildumkehrenden 



1) Dasselbe wird in der Zeitschr. f. wiss. Mikr. beschrieben werden. 



