ERNUnN "|. EREEE 
sche Scala an der Stelle, bis zu welcher das Instrument in die Flüssigkeit eiusinkt, den Gehalt der letz- 
tern in Volumens-Procenten, die Rıcnrer’sche ihn in Gewichts-Procenten angeben. Die erstere leistet 
das Verlangte auch in der That mit der grössten Zuverlässigkeit, während die Rıcuter'sche so ungenau ist, 
dass sie den Alkoholgehalt in einzelnen Fällen um mehr als 6 Procent des Gewichls zu gering angiebt. 
Für die Praxis, welche den Procentgehalt nicht dem Gewichte, sondern dem Maasse nach be- 
stimmt und für welehe die Rıcnrer’sche Seala mehr die Bedeutung einer Reductionstabelle für die Tem- 
peratur-Correktion hat, kommt jedoch mehr die Frage nach ihrer Anwendbarkeit in letzter Beziehung 
in Betracht. Auf dem beigegebenen "Thermometer ist die Normaltemperatur 121/, Grad Reaumur, für 
welche allein die Angaben der Senkwaage unmittelbare Gültigkeit haben, mit Null bezeichnet und seine 
einzelnen Grade über und unter dieser 0 entsprechen einer Zu- oder Abnahme der Temperatur um 29 
R. In der Praxis wird nun für jeden Grad über O ein Procent ab- und für jeden Grad unter O ein 
Procent nach Rıcnrer zugerechnet, nachdem die Ablesung beim Einsenken des Instruments in die zu 
bestimmende Flüssigkeit an der Rıcnrer’schen Seala geschehen war. Neben dem so abgeänderten Werth 
sucht man alsdann den in gleicher Höhe befindlichen Theilstrich der Trarues’schen Scala und betrach- 
tet die ihn bezeichnende Zahl als die richtige (d.h. der Normaltemperatur entsprechende) Gehaltsbe- 
stimmung nach Volumensprocenten. Bei näherer Untersuchung hat sich gezeigt, dass dies Verfahren, 
dem kein physikalisches Gesetz zu Grunde liegt, nur bei solchen alkoholischen Flüssigkeiten zuverlässig 
sei, deren Gehalt nicht unter 70 Proc. TraLtes (oder 57,12% Proc. RICHTER) beträgt. 
Schon bei 65 Proc. T. würde jene, bisher fast ausschliesslich von den Gewerbtreibenden bei- 
behaltene Methode Irrthümer von etwa 1 Proc. herbeiführen und weiter abwärts würden die Fehler in 
dem Maasse wachsen, dass z.B. bei einem Gehalte von 25 Proc. T. der Irrthum auf 6 Proc, sich be- 
laufen könnte. Nicht günstiger würde es sich gestalten, wollte man an Stelle der Rıcmrur’schen die 
richtige Gewichts-Procenten-Scala einführen. 
Wendet man aber das beschriebene Verfahren auf die Trarrzs’sche Scale unmittelbar an, der- 
gestalt, dass man für jeden Grad an dem mit O für 121,,0R, bezeichneten Thermometer 1 Proc. nach 
Umständen ab- oder zurechnete, so würde man schr gut stimmende Zahlen für diejenigen Flüssigkeiten er- 
halten, deren Alkoholgehalt 50 Proc. 'TRALLES nicht übersteigt. Ueber diesen hinaus würden zu grosse 
Differenzen auftreten. Für solche Flüssigkeiten, deren Gehalt zwischen 50 und 70 Proe. liegt, würde 
die Correktion in gleicher Weise ungenau ausfallen, man möchte sie an der Rıcnrer’schen oder an der 
Trarres’schen Scale vornehmen. Doch dürfte dies von um so geringerem Belang sein, als im gewerb- 
lichen Verkehr nur die Bestimmung stärkerer Alkohole über 70 Proc. T. oder schwächerer zwischen 40 
und 50 Proc. vorzukommen pflegt, überdies aber für jeden Fall die dem Trarzzs’schen Alkoholometer 
zugehörigen Correktionstabellen sichere Auskunft geben, welche auch in den Fällen als Controle dienen 
können, in denen die Praktiker die ihnen geläufigere auf Beobachtung gegründete Correktur vorziehen. — 
Sodann zu einem andern Thema übergehend, wiederholt und erläutert Hr. Prof. KxogLAuck 
mehrere. von Hr, Prof. Dovz angegebene, zur Theorie der subjectiven optischen Erscheinungen gehö- 
rige, Versuche, und macht schliesslich auf ein hiermit verwandtes merkwürdiges akustisches Phänomen 
aufmerksam. 
Herr Prof. v. ScHLECHTENDAL 
spricht unter Vorlegung der Zapfen, über die Verschiedenheit der Ceder vom Atlas und der vom Liba- 
(5) 
Sitzungsberichte, 5r Band, p 
