13 



([lu'iil riTlariKMil l\'iii[)lui de spcclrograplies Pour imitici- les n-sullals. il esl 

 plus rccniiiiiiiiiKlalilc de l'aire l'étiule enlière specirographiqiiement ; en edet 

 rd'il el la [)la<nit' pliotographiqiie, organes de sensibilités 1res dilïërenles. 

 sont loin d'enregisler la même bande d'absorption avec les mêmes valeurs, 

 tant au point de vue de l'intensité (lue des dimensions; et, sauf le cas des 

 bandes très bien limitées, il n'y a guère (jue les centres de gravité des bandes 

 qui coïncident par les deux modes d'observation. Tous les résultats qui vont 

 suivre onl élé exclusivement obtenus par la pliolograpliie. 



Appareils (lig. 3) — L'instriiinont employé a été un nnicrospec- 

 troscope Nacliet, type Soiby-Browiiing, s'achiptanl sur le tube du mi- 

 croscope en place de l'oculaire. C'est un. 

 spectroscope à vision directe formé de 

 trois prismes en flint précédés d'un 

 petit collimateur à fente réglable par 

 un bouton. Une lentille oculaire amène 

 sur la fente l'image du cbamp micros- 

 copique. 



On peut adaptei'en avant de la fente, 

 en cas de besoin, un petit prisme à l'é- 

 nexion totale qui renvoie sur une partie 

 de celle-ci des rayons venant directe- 

 ment de la source sans traverser le 

 microscope ; un petit miroir latéral 

 placé au niveau d'une ouverture du 

 tube au voisinage du prisme sert à 

 cette opération. On obtient de la sorte 

 un second spectre adjacent à celui qui 

 provient du cbamp microscopique, et 

 pouvant servir à des repérages préli- 

 minaires, assez peu précis d'ailleurs ; 

 cette addition n'est utile que dans l'observation directe par l'oeil, les 

 repérages sur speclrogrammes la rendant à peu près inutile, et l'on a 

 tout avantage dans ce cas à employer la longueur totale de la fente 

 pour les rayons issus du microscope. 



J'ai transformé cet appareil en spectrographe en supprimant le dia- 

 phragme situé au-dessus des prismes, de façon à augmenter l'angle du 

 cône des rayons émergeant, et en surmontant l'ensemble d une cham- 

 bre photographique. C'est une caisse en bois d'une vingtaine de centi- 

 mètres de haut, s enfilant au moyen d'une bague de bois sur le tube du 

 spectroscope, et pouvant recevoir à sa partie supérieure des châssis à 

 plaques 43 X 107 (plaques format Vérascope. Les châssis « Glyphos- 



Fig. 3. — Schéma du disposilii' 

 du spectrograplie. 



a, arc à régulateur ; e, écran de 

 protection ; c, ctiambre noire à 

 iond incliné ; /', fente du colli 

 maleur, avec son boulon de 

 réglage ; s, tube du spectros- 

 cope ; VI. microscope ; /, lentille 

 condensatrice utilisée dansquel- 

 ques cas. 



