— 14 — 



cope » de la maison Richard son extrêmement commodes pour ces 

 opérations), l.a chambre est fortement a/symétrique (fig. 3) par suite!" 

 du rejet du spectre d'un côté de l'axe optique du microscope ; cet axe 

 atteindrait la plaque à un centimètre environ de son bord central. 

 Il est indispensable d'autre part que le châssis soit incliné sur l'axe 

 optique, et non perpendiculaire comme c'est la règle dans les chambres 

 photographiques ordinaires : on sait en effet qu'avec des lentilles qui 

 ne sont pas rigoureusement achromatiques la distance focale se 

 raccourcit d'ordinaire en même temps que la longueur d'onde, sui- 

 vant une fonction d'ailleurs assez complexe et variant avec les systè- 

 mes optiques employés ; la surface focale d'un spectroscope est le plus 

 souvent hyperbolique, et il faudrait en réalité des pellicules souples 

 épousant sa forme pour donner des spectrogrammes parfaits. Avec des 

 plaques planes et rigides, on ne peut évidemment pas songer à avoir 

 toutes les raies du spectre au point ; l'on ne peut qu'étendre la région 

 de bonne mise au point en donnant à la plaque une inclinaison qui 

 correspond à l'inclinaison moyenne de la courbe. Malgré tout, retendue 

 maxima de cette région au point est assez faible, et il serait de toute 

 nécessité, si on voulait des repérages extrêmement précis, d'étudier 

 successivement les diverses régions du spectre, en rectifiant la mise au 

 point pour chacune d'elles séparément. 



La mise au point des raies s'obtenait, dans l'appareil que nous pos- 

 sédions, en réglant une fois pour toutes à la main la distance à la fente 

 de la lentille collimatrice, qui était logée avec le train de prismes dans 

 un tube coulissant à frottement dur au-dessus de la fente. Cette opéra- 

 tion, d'ailleurs assez mal commode dans notre dispositif, nécessitait 

 des précautions minutieuses pour garder l'arête des prismes parallèle 

 à la fente, faute de quoi les raies n'auraient plus été perpendiculaires à 

 l'élongation du spectre (1). 



Je renvoie, pour la théorie des appareils spectraux, au traité classique de 

 Kayser, ainsi qu'aux mémoires spéciaux : Néculcéa i908. De Gramont 1909, 



Dispofi^itif et sources. — Le dispositif se concevra facilement à 

 la figure ci-jointe (fig, 3). Disons seulement que nous avons évité 

 autant que possible tout ce qui n'était pas indispensable comme lentil- 

 les (en particulier la multiplication des condensateurs entre la source 

 et la préparation) et que nous avons pris le plus souvent comme objectif 



1. A la rigueur pour beaucoup d'expériences un uiicrospcctrogniplie n'est 

 pas indispensable, et un spectrographe ordinaire pourrait être ejnployô. 

 Quelques expériences par contre le néf^essitent absobmjenl. 



