- 15 - 



une lentille de Bertrand à une seule lentille, de fai^-on à ne point trop 

 absorber d'ultra-violet, déjà en partie très éliminé par les prismes en 

 verre eux-mêmes. 



La source lumineuse employée a été exclusivement l'arc électrique, 

 fonctionnant sur courant continu de 110 volts avec une vingtaine d'am- 

 pères. 



Après divers essais comparatifs avec des lampes à incandescence 

 ordinaires , des becs Auer, etdesNernst, qui eussent donné des spectres 

 continus ou à peu près continus, j'ai préféré l'arc pour plusieurs rai- 

 sons : d'abord son intensité, qui permet de réduire le temps de pose et 

 évite par conséquent toutes sortes d'inconvénients (modifications des 

 préparations, voiles photographiques amenés par des lumières para- 

 sites ayant pu diffuser au niveau de l'objectif, risques de dérangements 

 de l'appareil, etc.) ; ensuite l'extension de son spectre dans l'ultra- 

 violet, assez faible ou nul dans les autres sources. Enfin, l'existence des 

 raies brillantes d'émission, absolument indispensables dans les délicats 

 repérages dont il sera question plus loin pour la localisation de l'absorp- 

 tion : dans les spectrogrammes extrêmement faibles que l'on obtient 

 dans certaines de ces opérations, il est absolument illusoire de cher- 

 cher à déterminer des bandes d'absorption directement, conmie on 

 le ferait par exemple pour une étude de l'hémoglobine. Le seul pro- 

 cédé pratique est de repérer un certain nombre de raies importan- 

 tes, et de surveiller leur disparition. Les résultats sont peut-être 

 moins esthétiques puisqu'une bande peut se trouver ainsi dissociée en 

 trois ou quatre raies, mais il me semble qu'ils y gagnent en précision. 



Nous avons employé diverses sortes d'électrodes, dans de nombreux 

 essais (fig. 6) : d'abord, les électrodes en charbon ordinaire, très com- 

 modes mais qui donnent un spectre malheureusement très inégal, avec 

 de fortes bandes, malgré d'assez nombreuses raies d'émission tenant 

 aux impuretés. Nous avons eu avantage à augmenter le nombre de ces 

 raies en ajoutant des parcelles de cadmium dans le cratère. D'autres 

 essais ont été faits avec des associations d'électrodes métalliques et 

 d'électrodes en charbon. Voici les plus importantes : Arc charbon- fer, 

 obtenu, soit avec des charbons à àme métallique (la mèche remplacée 

 par une tige de fer), soit avec une électrode en fer et l'autre en char- 

 bon. Très commode et possédant de très nombreuses raies ; malheu- 

 reusement la région jaune, très faible par elle-même au point de vue 

 photographique, n'a que peu de raies par rapport à l'ultra-violet. 11 y 

 a intérêt dans ce cas à employer en guise d'écran un condensateur, 

 dont la lentille en verre diminue un peu l'intensité de l'ultra-violet et 

 compense par conséquent dans une certaine mesure. 



