— 16 - 



Nous avons oiifore employé des alliag'^s métalliques, comiiie élec- 

 trode négative ; l'autre électrode étant toujours constituée par un char- 

 bon. Parmi les alliages je signalerai celui de d'Arcel (i'b", lii**, Sn'), 

 celui de Wood (Pb', Bi*, Sn*, Cd*). Ces alliages très fusibles, doivent 

 être contenus dans une petite coupelle en terre 

 (fig. 4) ; on peut très heureusement associer leur 

 spectre à celui du ter, eu plaçant au milieu de la 

 coupelle une spirale de (il de fer. Enfin, pour pro- 

 titer des avantages de l'arc charbon-fer tout en 

 pjir. 4. _ EJeclioile enrichissant sa région orangée, nous avons quel- 

 constituée parune quefois ajouté dans l'axe du charbon, à l'àme 

 coupelle en terre mélallique, un manchon de craie pulvérisée, les 

 contenant un al- ^ , • , , 



liage fusible et une raies du calcmm complétant assez bien celles du 

 hélice de 1er. fer dans la région jaune-rouge. 



lienianjue importante : surtout avec les arcs métidliques hi région de l'arc 

 servant à éclairer la préparation n'est pas indifférente. On sait que l'anode 

 et la cathode n'ont pas des spectres absolument identiques (voir Fabrv et 

 Buisson) ; tiuelle que soit l'électrode dont on utilise la lumière, il sera donc 

 absolument nécessaire pendant l'exécution d'une même série comparative 

 de spectrogrammes, de ne point changer l'orientation des condensateurs ou 

 (lu miroir du microscope, de façon à laisser à la lumière incidente des carac- 

 lèros sufllsamuient constants. Pour les électrodes en fer on pourra d'ailleurs 

 se guider sur le bel atlas de Fabrj et Buisson où sont donnés les spectro- 

 grammes des deux électrodes Le procédé le plus commode pour éviter les 

 erreurs consiste à projeter sur la préparation au moyen du condensateur et 

 du miroir une image un peu agrandie de l'arc de façon à ce (jue l'on puisse 

 choisir la région de celui-ci qu'intercepte la préparation. 



L'étalonnage du spectrographe a été fait au moyen du Cadmium, 

 dont les raies bien connues ont servi de base pour la graduation des 

 spectrogrammes en longueurs d'onde. Cette graduation a été faite par 

 la méthode classique d'interpolation graphique. Je rappelle qu'elle 

 consiste à dresser sur papier quadrillé une courbe ayant pour abscis- 

 ses les distances en millimètres des diverses raies du spectrogramme à 

 l'une d'elles prise comme point de départ ; et comme ordonnées les lon- 

 gueurs d'ondes des mêmes raies. Il est facile, la courbe établie, de 

 trouver la longueur d'onde d'une raie quelconque intermédiaire entre 

 les raies étalons, si l'on connait sa distance à Tune de celles-ci, mesurée 

 sur le spectrogramme. On trouvera ci-joint une coui'be d'étalonnage 

 de nos spectrogrammes (lig. 5; ; les raies du spectre du tladmium 

 employés pour cet étaloimage ont été if'g- 6): 



