— 78 - 



Il semblerait à première vue que l'hétérogénéité ne puisse avoir pour 

 résultat que de rendre floue la limite du cône de pénombre, ce qui 

 ramènerait à une hésitation d'un quart ou d'un demi-degré sur la 

 valeur de l'angle d'émergence : une question de décimales. En réalité 

 les différences entre l'indice total et les indices élémentaires paraissent 

 beaucoup plus importantes et l'on relève quelquefois des discordances 

 assez considérables entre les mesures de mêmes préparations à l'Abbe 

 (muscle total) et par immersion (fibres isolées). 



Indices de$i» corps hétérogènes. 



Pour nous rendre compte de la valeur des liquides interstitiels sur 

 l'indice total d'un système hétérogène, nous avons constitué un certain 

 nombre de corps hétérogènes, soit au moyen de brins de coton imbibés 

 de liquides, soit avec diverses émulsions. 



Voici les résultats des mesures d'indices de ces corps hétérogènes 

 obtenues à l'Abbe par les méthodes usuelles. 



IVXPÉRIENCE 1 



Coton ordinaire très légèrement imbibé d'un liquide d'indice inférieur 



au sien (eau). 



Nd 



( Eau seule 1 ,333 



Indice de } Coton imbibé (1) 1,33(3) 



( Coton seul (mesuré par immersion) . 1,542 



Expérience 11 



Coton ordinaire très légèrement imbibé d'un liquide d'indice supé- 

 rieur au sien (mono-bromure de naphtaline) : 



Nd 



( Bromure de naphtaline 1,637 



Indice du < Coton seul (mesuré par immersion). . l,o42 



( Coton imbibé 1,62(3) 



-i. Indice obtenu parle procédé (fig. G page 11) de la notice de Zeiss Mess 

 172 (1907) 011 le corps k mesurer est pris entre les deux prismes friangidnires 

 du réfracfoniètre, et où la lunuère incidente traverse les deux prismes. 

 Toutes ces recherches ont été J'aiics avec le réfractomètre modèle 111 (petit 

 modèle) où la valeur de l'angle d'émergence est seule lue directeiuent. 



