— 93 — 



A la rii^iicui', iM en st> hasaiil sur le l'aisoiineineiit préci'denl, il nous a l'Ié 

 possii)le (I ohsei'ver le pliénoinène SeluM'der sans aucun (liaphragnic mobile. 

 Il suliit (l'incliner l'eeil, au niveau de l'oculaire, de rat;on à ce qu'il ne reçoive 

 plus les rayons cenlraux, mais uniquement les faisceaux marginaux d'un 

 seul côté. 



C'est, simplilié mais moins commode, le procédé Exncr. la théorie en est 

 la même. Il y a élimination dans l'un et l'autre cas, d'une partie des fais- 

 ceaux marginaux 



Mélliode des fra,nges de Becke (1) 



La méthode Schrœder est fondée sur les modilications du contour de 

 l'objet lorsque l'on rend la lumière oblique : une autre méthode décrite 

 pour la première fois par Hecke, est basée sur les modifications de ce 

 même contour lorsque l'on change la position du plan focal antérieur 

 du microscope, c'est-à-dire lorsqu'on fait varier la mise au point de cet 

 instrument (2). 



Quand, après avoir mis au point la limite de séparation des deux 

 corps d'indices diiïérents, on dérègle légèrement cette mise au point, 

 on constate qu'il se forme une frange lumineuse bordant la région du 

 contour, et d'autant plus large que la mise au point est plus déi-églée. 

 Cette frange blanche apparaît, si la mise au point est faite au-dessus de 

 l'objet (c'est-à-dire si le tube du microscope est relevé), du côté du corps 

 le plus rêfringeut; au contraire, si la mise au point est au-dessous de 

 l'objet, la frange se trouve du côté du corps le moins réfringent. 

 (PI. TU, I). 



La frange blanche de Becke est nettement visible en lumière centrée, 

 convergente, et de préférence avec un objectif à foyer court. A mesure 

 que la mise au point se dérègle, la frange diminue bien entendu d'in 

 tensité, et devient de moins en moins visible. 



On conçoit l'intérêt de cette remarque pour la mesure des indices par 

 immersion : au passage par l'ég-alité d'indices entre la pièce et le 



■1. Lhi cas particulier de ces phénomènes a été iitt»cril avec force détails 

 bien avant le travail de Becke : c'est ras[)ect des huiles d'air dans les prépa- 

 rations, aspect dont les modifications avec la mise au point ont préoccupé 

 depuis longtemps les micrographes. 



.le renvoie sans insister aux descriptions <le Dujardin, Traite du micro- 

 sco/>^; de Ranvier, Traite: de Na-geli et Schwendencr, Dus Mik-rokop,el k 

 rcxcellent chapitre de (îarnoy dans sa Cytologie générale : on y verra un 

 résumé des ébauches d'explications théoriques de ces aspects basées sur la 

 réfraction, la réflexion totale ou même la (lift'raclion. 



2 Cf Duparc et Pearce, Traité. * 



