— 133 — 



d'exacte mise au point est d'ailleurs assez limitée, plus petite très 

 probablement que l'épaisseur même de l'objet, et il n'est pas siàr du 

 tout qu'elle soit à une même hauteur pour deux points différents du 

 contour de l'objet. Le plan focal de l'objectif ne devant présenter que 

 dans des cas assez particulier» une coïncidence parfaite avec la sur- 

 face d'exacte mise au point de toutes les régions de l'objet, il s'ensuit 

 qu'avec des objectifs ;\ très courts foyers on doit être d'une extrême 

 prudence avant d'admettre une identité parfaite entre la structure 

 réelle de tous les détails de l'objet, et ceux de l'image observée (1). 



Les coiidilions pennetlanl de réduire la part des franges d'inlerfé- 

 i-ence dans l'image de la limite de deux corps d'indires différents seraient 

 facile à déduire de loul i;e (jui précède et concorderaienl (railleurs f»arfaite- 

 ment avec les proposilions établies par Abbe pour lobtention d'images 

 correctes : 



1" Employer de courtes longueurs d'ondes, pour rétrécir les franges. 



2" Augmenter l'incohérence des vibrations incidentes en mettant 

 l'objet dans l'image de la source au moyen du condensateur, et 

 employer des sources polyphasiques non punctiformes. 



3" Augmenter l'ouverture du système optique. 



4" Peut être aussi faut-il éviter le monochromatisme, de façon à 

 amener la neutralisation des franges les plus externes. C'est là une 

 conclusion qui peut paraître paradoxale après les nombreuses recher- 

 ches récentes sur la microscopie et la microphotographie en lumière 

 monochromatique : mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de 

 cas l'achromatisme assez imparfait de nos objectifs est peut être plus à 

 craindre qu'une exagération des franges ; malgré tout, une certaine 

 réserve me parait prudente vis-à-vis de beaucoup de structures obser- 

 vées avec des objectifs très forts en lumière monochromatique. 



Emploi de.s frange.«i de Becke pour la iiiiNO au point 



Si l'on utilise les franges de lîecke pour l'étude des différences d'in- 

 dices, réciproquement on peut s'en servir i)our diagnostiquer une 

 bonne mise au point dans une préparation. 



L'application peut en être faite en microphotographie; déjà utile 

 pour la microphotographie en lumière blanche ordinaire l'emploi 

 des franges de Becke pour la mise au point prend un réel intérêt dans 

 l'ultra-violet . Nous renvoyons au chapitre consacré à ces derniers 

 phénomènes pour les indications techniques à son sujet. 



t. Ces rpiestions de franges ont ime iuiportance considérable au point de 

 vue de la physique cytologique. Beaucoup de détails d'organites microsco- 

 piques incolores ne nous sont connus que par les (ranges qu'ils provoquent; 

 c'est dire la valeur qu'il faut ajouter aux descriptions de leur siruclurc 

 interne. 



