— 1.S9 — 



(lits accessoires (N et ses composés, stries de ïourneux, M etc.) que les 

 auteurs ont décrits dans divers tj^pes de muscles ; et si d'autre part la 

 périodicité transversale montre également des harmoniques de plus en 

 plus petites, comme le suppose la théorie d'Héidenhain. 



A un point de vue plus général, les radiations courtes pourraient 

 donner en outre la possihilité de conlirmer ou d'éliminer l'hypothèse 

 que certains détails de la préparation n'ont pas d'existence figurée, 

 mais sont de simples stries d'interférence : un contnMe de la réalité de 

 ces détails dérivant évidemment du fait que dans des comparaisons du 

 même objet en lumière ordinaire et en lumière ultra-violette, leurs 

 images se montrent de dimensions indépendantes de la longueur 

 d'onde employée. 



En dernier lieu, un point tout à fait intéressant résulte de ce que les 

 radiations employées dans le dispositif Kuhler (que nous avons utilisé) 

 sont Cd 17 (STo) ou Mg (380), raies qui coïncident avec les bandes 

 générales d'absorption des albuminoïdes (292-362 Dhéré), il serait 

 donc possible de retirer des résultats quelques r(Miseignements complé- 

 tant nos études précédentes sur l'absorption et sur la localisation de di- 

 vers éléments de la fibre. Ces indications sont à notre point de vue beau- 

 coup plus importantes que des difïérenciations de détails. 



Malheureusement, comme nous le verrons, à côté de ces avantages 

 incontestables se trouvent divers désavantages qui rendent l'interpré- 

 tation des faits extrêmement délicate et empêchent peut-être de tirer de 

 cette intéressante méthode tout le bénéfice qu'on en pourrait espérer. 



II. Technique. — Nous avons eu l'heureuse chance de pouvoir uti- 

 liser au Collège de France l'installation complète de microscopie ultra- 

 violette éditée par la maison Zeiss d'après Kôhler et von Rohr, beau 

 dispositif que M. le professeur F. Franck a eu la très grande complai- 

 sance de mettre à notre disposition dans son laboratoire; qu'il nous soit 

 permis de lui en exprimer ici notre très sincère reconnaissance. 

 Les documents de ce travail ont été recueillis en collaboration avec 

 M'ie Ghevroton, préparateur au Laboratoire, dont la compétence pho- 

 tographique est bien connue, et à l'extrême obligeance de qui je me 

 plais à rendre hommage. 



L'appareil utilisé étant exactement celui déjà d('crit par Kuhler, nous 

 en résumerons très rapidement la description, et nous n'insisterons 

 que sur les détails de technique nouveaux que nous avons été amenés 

 à introduire dans les manipulations. 



a) Source. — La source est l'étincelle d'un excitateur à électrodes 

 de Mg ou de Cd, en dérivation sur une batterie de huit condensateurs 



