- 140 - 



de capacité totale de0,016 iMfds. L'ensemble est alimenté par le circuit 

 d'un transformateur fournissant de l'alternatif de 8.000 volts sur 

 2 à 5 ampères. 



b) Sélectio7i des radiations. — Les rayons issus de la source sont 

 repris par un collimateur à lentille de quartz, qui les envoie sur un 

 train de prismes, également en quartz, dispersant le faisceau : en 

 somme cette partie de l'appareil est un monochromateur analogue à 

 ceux utilisés usuellement, mais à pièces de quartz. Tout cet ensemble 

 est disposé dans un plan liorizontal. La radiation monocbromatique 

 choisie (Mg 280 ou Cd 375) et repérée au moyen d'un écran fluores- 

 cent, est reprise par une dernière lentille qui fournitune image réelle 

 de la source pour ce À, et finalement redressée verticalement par un 

 prisme à réflexion totale qui l'envoie dans le condensateur du micro- 

 scope. 



c) Microscope. — Tous les systèmes optiques du microscope, bien 

 entendu, sont en (juartz. Nous avons employé le condensateur à trois 

 lentilles, l'objectif à immersion ayant 2 mm. 5 de distance focale, d'ou- 

 verture numérique 0,85, ce qui fait un pouvoir résolvant, relative- 

 ment à l'objectif à sec parfait, de 1,70; je rappelle que ce rapport 

 est celui des valeurs-limites de séparation Cq et ex de l'objectif à sec 

 idéal d'une part, d'ouverture numérique NOo = 1 fonctionnant avec 

 ).o=:575 environ, et d'autre part de l'objectif étudié fonctionnant 

 à ^'^c et d'ouverture NO^, soit par conséquent : 



eo /oNOv 



)..vNOc 



575.0,85 

 dans le cas présent = — — — - — = 1,70. 



Pour les objectifs à immersion homogène ordinaire, d'ouverture 

 1,30, le même rapport serait par exemple : 



375.1.30 



= 1,30. 



575.1 



Kn conséquence le rapport des valeurs-limites dtt séparation entre 

 notre objectif à ultra-violet de 0,85 et un objectif à immersion homo- 

 gène de 1,30 serait : 



1,70 



ce qui signifie que l'objeclir en (|uartz pourrait théori(|uement séparer 



