— 141 — 



(les détails 1,3 l'ois linéairement plus petits qu'un objectif à immer- 

 sion ordinaire dans les conditions usuelles. 



Le liquide à immersion est une solution à hase de glycérine d'in- 

 dice Ni, = 1,456. D'autre part, le quartz fondu que Ton emploie pour 

 les objectifs, les oculaires et les lames à préparation, a, d'après 

 Trommsdorll", des indices N,, = 1,458 et i\,j = 1,496 : la solution gly- 

 cérinée préconisée par Kohler a probablement une dispersion sensi- 

 blement analogue. L'immersion est bien entendu, réalisée h la fois 

 entre le condensateur et la préparation, celle-ci et l'objectif, et le 

 même liquide à immersion est employé pour le montage de la prépa- 

 ration entre ses deux lamelles de quartz amorphe ou de verre UV. 



Nous avons employé les deux oculaires à projection n* 7 et n" 10 

 qui donnent une image réelle de la préparation sur le châssis photo- 

 graphique à 25 cm. environ du niveau de l'oculaire. 



d) Technique photographique. — La mise au point photographique 

 se fait comme on le sait avec le chercheur fluorescent de Soret. C'est 

 une opération assez mal commode, étant donné le peu de précision des 

 images obtenues de la sorte. On en est réduit à prendre une mise au 

 point approximative, et à faire une série de clichés en déréglant la 

 mise au point par petites quantités dans les deux sens et en comptant 

 sur le hasard pour atteindre la mise au point exacte. Cependant les 

 variations de mise au point sont sufhsamment considérables pour un 

 faible déplacement, par suite la petitesse du /, pour qu'il soit nécessaire 

 de ne décaler la vis micrométrique que par très petites quantités avec 

 une grande prudence; bien souvent Ton constate à la tin de la série de 

 clichés que la région de bonne mise au point est malencontreusement 

 tombée entre deux clichés successifs, voir même en dehors de la série. 



Nous avons pu souvent restreindre le champ de recherches en utili- 

 sant les franges de Becke, soit à l'oculaire fluorescent pour obtenir 

 directement la mise au point plus exacte, soit sur les clichés eux- 

 mêmes pour calculer une rectification de cette mise au point; si en 

 effet nous faisons un premier cliché légèrement au-dessus de la bonne 

 mise au point, la vis micrométrique étant à une cote Xa, un second 

 cliché légèrement au-dessous et de cote X^ et que dans ces clichés les 

 largeur des franges de Becke supérieures et inférieures du détail inté- 



a 

 ressaut soient dans un rapport — - , la mise au point exacte Xm sera 



sensiblement voisine de la cote : 



a^b 



