— 2'21 - 



ce dernier qu.irtz est parfaite, c'est-à-flire où l'épaisseur fies deux quartz 

 est la même, le noir absolu bordé des teintes grises-blanches connues. 

 Ces deux zones blanches de teintes idenlicjues ont des axes optiques rec- 

 tangulaires : en ellét, les deux quai-tz étant croisés, leurs biréfringences 

 se retranchent l'une de l'auln;: d'un coté de la bande noire, la teinte 

 i)lanche est obtenue en soustrayant du quartz le compensateur plus 

 épais que lui, de l'autre côté en soustrayant du même quartz le com- 

 pensateur moins épais que lui. La diiïérence est donc du premier coté 

 négative, du second positive; dans le premier, l'axe l'ésultantdu système 

 est celui du compensateur, dans le second, celui du quartz. — Le gros 

 avantage de ces propriétés opposées des deux zones blanches est qu'en 

 transportant l'objet biréfringent de l'une à l'autre, on obtient deux ima- 

 ges complémentaires, l'une blanche avec les détails isotropes noirs par 

 exemple, et l'autre noire avec les mêmes détails en blanc : somme 

 toute, en employant les termes de la photographie, une image « posi- 

 tive » et une image « négative ». 



A part la disposition spéciale des quartz que nous venons de signa- 

 ler, l'emploi de ce procédé des zones blanches est absolument le même 

 que celui du violet signalé antérieurement (1) (2). 



5" Montage des préparations . — L'existence de ti'aces d'une biréfrin- 

 gence des lamelles par vice de fabrication exige, bien entendu, un essai 

 et un triage de chaque verre avant l'usage ; cette biréfringence initiale 

 est d'ailleurs rare. 11 n'en est pas de même de la biréfringence acciden- 

 telle causée par le lutage. 



Nous avons indiqué plus haut une méthode optique (compensateur) 

 permettant de faire des observations malgré cette biréfringence des 

 lamelles. 11 est cependant parfois nécessaire d'employer d'autres procé- 

 dés pour lesquels cette propriété des verres pourrait être gênante. On 

 peut évidemment s'en prései'ver en ne lutant pas du tout la prépara- 

 tion. Cela otfre de gros inconvénients ; quelques-uns des liquides à 



I. Ces divers procédés d'investigation que nous venons de signaler parais- 

 sent se ranger dans l'ordre suivant au point de vue de leur sensibilité : 



1° examen entre niçois croisés; 



2" quartz teinte sensible ; 



30 compensateur: 



40 biquartz 



Il pourrait y avoir intérêt, dans une observation quelconque, à les 

 employer successivement do liirou à olilcnir une sorte d'i'valiiatiou grossière 

 de l'intensité de la réaction. 



^1. Le compensateur gradué dont nous donnons la description plus loin 

 peut bien entendu s'enqdoyer dans les mêmes cas que le com[iensaseur ordi- 

 naire ou le biquartz. 



