— 2(36 — 



teinte est à une centaine de ,":^ pi'ès, et, si l'oljjet a un intervalle de 

 variations de 300 à 400 }j-y-, on voit qne rerreur sur la teinte pourra 

 être supérieure à 'iO 0/0. 



/j) Un procédé beaucoup plus précis est basé sur l'emploi du compara- 

 feiir de Michel-Lévy. Je rappelle que c'est un appareil de polarisation ac- 

 cessoire (fig. 52), placé latéralement à un oculaire (comme une chambre 

 claire) et composé de deux niçois croisés et d'un biseau de quartz pou- 

 vant être déplacé perpendiculairement à l'axe de ceux-ci. Cet appareil 

 latéral envoie dans la portion périphérique du champ de l'oculaire, au 



52. 



(■ompa 



le Micliol-Lévy (cliché do la Maison Nachet). 



moyen d'un prisme à réflexion totale, la teinte du biseau de quartz ; on 

 peut faire varier celle-ci en déplaçant le biseau au moyen d'une vis 

 devant une échelle divisée où l'on repère le déplacement. Tout ce sys- 

 tème est éclairé par un miroir latéral. L'œil de l'observateur compare, 

 dans le champ de l'oculaire, la teinte de l'objet (1) à celle du faisceau 

 latéral ayant traversé le biseau ; la mesure consiste à amener les deux 

 teintes à égalité en déplaçant le biseau de quartz, après étalonnage 

 préalable, bien entendu, de la graduation de celui-ci en longueur d'onde. 

 Nous avons pu faire quelques essais avec un comparateur que M. le 

 Professeur Michel-Lévy a eu la grande amabilité de nous prêter. Mal- 

 heureusement, avec les fibres musculaires qui sont absorbantes et dis- 

 persives, l'égalité de teinte ne peut jamais être obtenue avec le biseau de 



