— ^207 - 



quartz, et il faut esliiiier un minimum de ciiri'éi-once.s de teintes, ce qui 

 laisse une assez large zone d'indécision. Il est facile de tourner la 

 difficulté en employant de la lumière monochromatique, et en cher- 

 chant la coïncidence des franges obscurcis. L'instrument serait alors 

 extrêmement précis, mais des difficultés d'un autre ordre se présentent 

 relatives à la mesure des épaisseurs par les ju-océdés que nous indique- 

 rons plus loin : le champ oculaire est extrêmement petit, et il est impos- 

 sible d'y loger un micromètre, de sorte qu'à chaque mesure d'épaisseur 

 il serait nécessaire d'enlever le comparateur pour le remplacer par un 

 micromètre oculaire : manœuvre longue et sujette à des déréglages iné- 

 vitables. 



3° A cause de cet inconvénient, nous avons dû renoncer au compa- 

 rateuret prendre un procédé s'adaptant mieux à notre but spécial. Nous 

 avons employé le procédé de compensation par un biseau de quartz 

 croisé avec l'objet, procédé dont nous avons accru la sensibilité en 

 repérant les déplacements du biseau sur une échelle graduée : en lumière 

 monochromatique (pour éviter la dispersion) et en prenant soin de repé- 

 rer très exactement le point de la fibre où l'on fait la mesure, on pour- 

 rait mesurer une teinte à moins de 30 au. près, précision qui est même 

 inutile dans la plupart des cas ; un paquet de fibres musculaires n'est 

 jamais en effet homogène au point de vue des teintes et l'extinction n'est 

 pas toujours simultanée pour deux points très voisins dans le paquet, 

 de sorte que l'on n'obtient jamais qu'une sorte de moyenne : et on ne 

 peut que réduire la zone d'imprécision en repérant très exactement 

 comme nous le disions plus haut, un point déterminé du paquet, que 

 l'on suit pendant toutes les variations ; ce repérage se fait assez facile- 

 ment en semant sur le paquet de fibres quelques parcelles de poussière 

 de charbon qui collent au muscle, et au moyen desquelles on peut se 

 retrouver assez aisément dans la topographie du faisceau. Avec un tel 

 système la teinte d'un point donné peut être obtenue à une cinquantaine 

 de i^y- près. 



Voici les détails du dispositif de ce conipematew gradué (l) (PI. XIII) : 

 a) liiseau. — Le biseau de quartz est du type des biseaux compensa- 

 teurs ordinaires : c'est un dièdre dont le plan bissecteur contient l'axe 

 du quartz, cet axe étant à 45° de l'allongement du biseau. Du fait des 

 relations de ce biseau avec une graduation, deux conditions sont indi- 

 quées comme très avantageuses : il y a intérêt à diminuer autant que 

 possible 4-'angle du sommet du biseau, de façon à ne pas exiger une 

 finesse incommode de la graduation ; en outre, le biseau doit présenter 



1. Constriiil [);u-l;i innison Nnclict (Paris). 



