— 269 — 



Le gros avantage de ce compensateur gradué est, à notre point de vue 

 spécial, de permettre l'emploi simultané d'un oculaire micrométrique, 

 qui ne serait guère possible avec un compensateur de Babinet par 

 exemple. 



2° Mesures d'épaisseur. — Les mesures d'épaisseurs par le procédé 

 usuel de la vis micrométrique du microscope donnent des résultats 

 assez défectueux : il est à peu près impossible de mesurer l'épaisseur 

 d'un corps qui ne repose pas sur un plan, une fibre musculaire dans 

 l'espace par exemple, comme nous aurons l'occasion de le faire pour les 

 expériences de traction. 



De plus, pour les mesures de variations d'épaisseur, les résultats sont 

 aussi défectueux : le corps du microscope n'étant en général solidaire 

 de la vis que par l'intermédiaire de cames et de ressorts, il y a des 

 « temps perdus » absolument irréguliers : on est obligé d'opérer par 

 moyennes en faisant fonctionner la vis dans les deux sens; malgré tout, 

 l'accommodation de l'œil laisse encore une large zone d'indécision, où 

 des variations importanles d'épaisseur sont absolument noyées, surtout 

 si l'on opère (comme on est obligé de le faire dans notre cas où l'objet 

 est supporté par des appareils compliqués) avec des objectifs assez 

 faibles. 



A vrai dire, dans quelques-uns des cas d'études de variations, les 

 variations de e se trouvent être très faibles par rapport à celles de X, et 

 on peut les négliger dans l'étude du sens de la variation; mais une telle 

 approximation est insuffisante dans beaucoup d'expériences où l'on a 

 besoin de connaître la valeur même de la biréfringence. 



Le seul procédé vraiment pratique et rapide pour faire une mesure 

 d'épaisseur sur une préparation est celui qu'avait indiqué autrefois 

 Mallard : faire subir à la préparation une rotation de 90» perpendicu- 

 lairement à l'axe du microscope, de façon à ce qu'elle se présente par la 

 « tranche » dans le champ ; la mesure d'épaisseur devient alors une 

 simple mesure de longueur que l'on peut effectuer facilement avec un 

 micromètre oculaire. 



2<» Compensateur et quartz croisés, axe de robjel parallèle an ([uartz ; 



X + b- a— 0. 

 d'où : 



r =r a — h. 



3» Compensateur el quartz parallèles, croisés sur lobjol ; 



X — b — « = 0. 

 d'où : 



a? =: a -f- 6. 



