— -270 — 



Nous avons fait construire à cet elîet par la maison Nachet une pla- 

 tine théodolite, inspirée par celles de M. de Fédorow pour l'étude des 

 minéraux, et qui permet de faire sur le même endroit d'une préparation 

 la mesure de teinte, et, par rotation de 90", la mesure d'épaisseur. Cette 

 platine porte en outre un dispositif spécial permettant de produire les 

 biréfringences accidentelles par traction et de les soumettre au même 

 genre de mesures. 



Cette platine (pi. Xlll) se compose essentiellement d'un dièdre droit 

 en verre, pouvant tourner sur pivots autour d'un axe parallèle à son 

 arête et situé dans son plan bissecteur. La rotation est limitée à OO» par 

 deux taquets, l'une ou l'autre des faces du diède étant horizontale au 

 moment de l'arrêt limite. 



L'élément que l'on veut examiner, par exemple une libre musculaire 

 dissociée, est placé sur un fragment de lamelle, et on élimine bien 

 entendu de son voisinage tous les débris de dissociation qui risque- 

 raieiit de le masquer après le basculement; le fragment de lamelle en 

 question est déposé sur le cùté interne d'une des faces du dièdre, où on 

 le fait adhérer par capillarité au moyen d'une trace de liquide, et on 

 oriente celte lamelle de façon à ce que la fibre soit sensildement paral- 

 lèle à l'axe de rotation (cette orientation ainsi que les repérages est faci- 

 litée par la présence à la surface du dièdre, de traits gravés marquant 

 des traces de sections droites, et notés de numéros correspondants d'une 

 face à l'autre). 



La technique de la mesure elle-même se comprend facilement : on 

 examine une première fois la préparation perpendiculairement à la 

 lamelle, on prend sa teinte o par une des méthodes décrites précédem- 

 ment; puis on bascule la platine, la lamelle devenant verticale, on 

 repère le point précédemment observé et on mesure son épaisseur e au 

 micromètre oculaire. Dans le cas oii il y a intérêt à prendre la biréfrin- 

 gence dans les deux positions rectangulaires, on mesure dans la pre- 

 mière position ^, ete,,, dans la seconde â.^ ete,, et on aies deux valeurs : 



(J, (?, 



Le système annexe pour la /biréfringence accidente/le par traclion 

 se compose de deux pinces à serrage destinées à tenir les deux bouts de 

 l'objet, et dont l'une est montée sur une tige filetée à pas fin permettant 

 de faire varier son élongation au moyen d'un écrou. Ces deux pinces 

 sont situées sur l'axe de rotation du dièdre de la platine, et l'élongation 

 de la pince mobile se produit suivant l'axe, de sorte (juc l'objet est 

 déformé sur cette direction. 



