— ^271 — 



Les deux pinces sont nornialeincnt solidaires du dièdre, de façon à 

 ce que le basculement de la platine fasse accomplir à tout ce système 

 une rotation de 1)0», sans changer les r;ip[)orts relatifs de ses dilférentes 

 parties. Une échelle divisée logée sur la tige de la pince mobile permet 

 de connaître à chaque instant son élongation. 



La pince fixe peut être libérée de sa liaison avec le reste du dièdre 

 (liaison qui est une vis de serrage) et effectuer un mouvement de rota- 

 tion autour de son axe : ce mouvement peut servir à rectitier la position 

 de la pièce et à lui éviter une torsion accidentelle (1). 



Deux pinces-rallonges peuvent être raccordées aux pinces précé- 

 dentes et facilitent quelquefois la mise en place de l'objet. 



La manœuvre de ce système se conçoit facilement : l'objet étant dans 

 une élongation donnée (lue sur la pince mobile) on mesure la teinte et 

 l'épaisseur dans deux positions rectangulaires comme dans le cas pré- 

 cédent. On maintient, si besoin est, la pièce humide en déposant au 

 pinceau sur les pinces, de temps en temps, des traces de liquides (2). 



1. Cette pince libérable peut également être utilisée pour faire accomplir à 

 une préparation une rotation quelconque entre et 180» : il suffit de main- 

 tenir entre les mors de la pince le support de la préparation. C'est ainsi 

 ([u'ont été elîectuées les mesures indiquées plus haut sur la surface des indi- 

 ces des muscles. Une précaution indispensable est à prendre ici : la prépara- 

 tion ne peut pas être déposée sur un fragment de lamelle, qui pourrait intro- 

 duire, dans certains azimuths, des aberrations par réfraction : il importe que 

 la portion de la fibre sur laquelle doit porter la mesure soit libre dans l'espace ; 

 on y arrive très facilement en soutenant la fibre sur un petit cadre incomplet 

 (à 3 côtés) en fil métallique ou simplement en carton, support qne l'on 

 retient par la pince, en ayant soin que le C(Mé du cadre parallèle à la fibre 

 ait une position telle ({u'il ne masque pas celle-ci dans un des azimulbs 

 importants. 



2. Calcul de Terreur [)Ouvant être etïcctuéc au moyen de la platine théodolite 

 si, ])ar un défaut de centrage, la rotation de la pièce ne s'effectue pas paral- 

 lèlement à son axe ; en d'autres termes si l'axe de la pièce après la rotation 

 de 90" de celle-ci n"est plus parallèle à sa position primitive (flg. 53). Dans 

 ce cas l'épaisseur mesurée de la pièce sera s, alors que l'épaisseur effective 

 traversée par les rayons lumineux sera E >> £. Si « est l'angle d'erreur de 

 centrage dont le système a dévié par rapport à sa position primitive, on a : 



d"autre part : 



BC = £ tg «, 



