— im — 



3o Micromètre oculaire. — Quant à la mesure d'épaisseur e elle-même, 

 on l'opère, comme nous l'avons dit, au micromètre oculaire. Il existe de 

 ces instruments ungrandnombrede formes, plus ou moins compliquées 

 et plus ou moins précises. Celui que nous avons utilisé est notre « mi- 

 cromètre à vernier intérieur » déjà décrit antérieurement (Vlès 1900) et 

 construit par la maison Naclict. 



On sait (jue les micromèlres oculaires ii uiicroscopo employés acluelle- 

 ment se ramènent à deux types, l'un dans lequel le plan focal de l'oculaire 

 contient une échelle divisée fixe : l'autre dans lequel ce plan focal est parcouru 

 par un index ou un réticule mobiles, en relation eux-mêmes avec des échelles 

 ou un tambour gradués placés à l'extérieur de l'appareil. Le premier sys- 



AB = 



Fig. 53. 

 - tg' « 



E 



et en confondant AB avec A'B. Terreur relative : 



A'B 



E 



= sin « tiï « 



en remplaçant E par sa valeur. 



Comme « est nécessairement petit, on peut écrire (jue l'erreur relative dans 

 l'épaisseur traversée par les rayons lumineux est : 



AB 



As = = sin '-V.. 



on a Xp*M/, pf-^*; 



' sin a = 0,03. 



sin-a - 0,0009. 



9 1 



A£ = 



iO.OOO i.OOO 



