po y ES 
BACTERIOLOGÍA, 
DESCRIPCIÓN DE UN APARATO SENCILLO PARA SACAR Y CONSERVAR 
PUS, SANGRE, $. PARA ESTUDIOS MICROSCÓPICOS 
Ó BACTERIOLÓGICOS. 
POR 
GUSTAVO DE LAGERHEIM 
PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE QUITO. 
Sucede . veces que se necesita someter US, SANTO, 
vacuna, etc. á un pie microscópico ó bacterioló Ógico, pero..." 
que los instrumentos necesarios no están á la mano. 
nester, it conservar y Alburas veces aun trans- : 
portar del ichas sustancias para examinarlas en otra parte. Al 
este fin, he construido un aparatito que recomiendo á mis Co 
legas. E 
Ginger puede obtener el instrumento en corto tiempo. 
Se compone de una probeta tapada por un corcho suave que 
cierre bien. El corcho está provisto de dos agujeros, en el .. 
ancho de los cuales se fija un tubo de vidrio con estrenó we 
pilar. Este tubo está tapado por un tapón de algodón aja 
tado al corcho por medio de un poco de parafina. El otro 
agujero, mucho más estrecho, se hace por medio de un alfiler : 
1eso y está también tapado por un taponcito das algodón, E 
te segundo agujero es indispensable po qe ndo la 
probeta, el aire comprimido no haga subir e lígu ido del tubo 
capilar. o 
E Antes de emplear el aparato, es menester esterilizar la 
robeta y el tubo capilar, operación que se hace calentando en 
la llama la probeta y haciendo pasar por el tubo capilar pri- 
mero una solución de sublimado corrosivo ( */1o00 ), después alco- | 
hol y al fin agua destilada y esterilizada. Se aspiran estos lí- 
o epados por la boca del tubo, pero hay que cuidar de que no mo- 
den: el tapón de a que senta debe esta estar seco. ee 
