Hlüfstafelii zur barometrisclieii Höüenbestimmni, nelist einer 

 Anleitung zur Untersnclrang mi zum Gelirancli ier Aneroiä- 



Barometer. 



Von Prof. Dr. Seh oder. 



Durch die Erfindung- der Metallbarometer ist die Höhenbe- 

 stimmung mittelst des Barometers wieder mehr in Aufnahme ge- 

 kommen und zwar hauptsächlich da, wo es sich um verhältniss- 

 mässig kleine Höhenunterschiede handelt, welche mit keiner all- 

 zugrossen Genauigkeit ermittelt werden sollen. Die Anwendung 

 der allgemeinen Barometerformel wird aber bei diesen Messungen 

 allzu zeitraubend, da es sich bei denselben nicht blos um einen 

 einzigen Höhenunterschied zwischen zwei Punkten handelt, son- 

 dern die Aufgabe ist, die Höhenlage einer ganzen Keihenfolge 

 von Punkten festzustellen. Wie die Berechnung eines derartigen 

 barometrischen Nivellements sich mit möglichst wenig Aufwand an 

 Rechnung ausführen lässt, soll nun im Folgenden unter der Vor- 

 aussetzung von verhältnissmässig kleinen Höhenunterschieden ge- 

 zeigt werden. 



Die allgemeine Gleichung für den in Metern ausgedrückten 

 Höhenunterschied zweier Punkte ist, wenn die Feuchigkeit nicht 

 berücksichtigt wird : 



1. h = 18405 (l 4- 0,003665 ' "^ ^'^ (1+0,0026 COS29) 



und zwar bedeutet b, den auf Null reducirten Stand des Queck- 

 silberbarometers an der unteren Station, b2 den an der oberen, 



