~ 79 — 



die übrigen Constanten des Instrumentes nicht berücksichtigt 

 werden. Was den Werth der Temperaturconstante betrifft, so 

 schwankt dieselbe bei den vom Verfasser untersuchten Aneroid- 

 barometern zwischen Ve bis Vs Aneroidtheil pro 1^ C. 



Ist die Temperaturconstante w, die Temperatur des Instru- 

 ments t, die unmittelbare Ablesung am Instrument A Aneroid- 

 theile, so wird die auf reducirte Ablesung a, d. h. die Ab- 

 lesung, welche erhalten worden wäre, wenn die Temperatur des 

 Instrumentes = gewesen wäre, 



a = A — wt. 



Für die Reduction auf das Quecksilberbarometer sind zwei 

 weitere Correctionen nöthig, die Theil ungs corr ecti on, d.h. 

 der Werth eines Aneroidthiäls ausgedrückt in Millimetern, und 

 die absolute Correction c, d. h. die Grösse, um welche das 

 Aneroidbarometer nach Anbringung der Wärmecorrection und nach 

 der Verwandlung in Millimeter weniger angiebt, als das Queck- 

 silberbarometer. 



Für Aneroidbarometer, deren Theile nahezu einem Millimeter 

 entsprechen, findet man den entsprechenden Stand b des Queck- 

 silberbarometers bei 0^ am geeignetsten nach der Gleichung 



b = a + c-fp(a— 700), 

 wo a die auf reducirte Aneroidablesung ist, also 



a =:: A — wt. 



Am passendsten bestimmt man zuerst die Constante w, schon 

 desshalb, weil ihre Bestimmung an einem und demselben Orte 

 geschehen kann, während zur Ermittlung der Theilungsconstante 

 p eine Vergleichung mit dem Quecksilberbarometer in möglichst 

 verschiedenen Meereshöhen erforderlich, also eine Reise noth- 

 wendig ist. 



Das Verfahren zur Bestimmung der Temperaturconstante w 

 besteht darin, dass man das Instrument der Reihe nach in ver- 

 schiedene Temperaturen bringt und seine Stände abliest, nach- 

 dem man jedesmal so lange gewartet, bis das Instrument die 

 jeweilige Temperatur angenommen hat; um etwaige während der 

 Beobachtung stattfindende Aenderungen des Luftdruckes nachher 

 in Rechnung bringen zu können, wird gleichzeitig an einem 



