88 



Mit Interpolation hätte sich ergeben ' 683.23 



0,66 — 0,23 X 0,04 = 0,66 — 0,01 = + 0.65 



c == + 3.05 



b = 686.93 



Einfluss der Beobachtungsfehler und daraus sich ergebende 



Vorsichtsmassregeln. 



Der Höhenunterschied 



h = m (bi — bo) 

 wird unriclitig, wenn m oder bj — b2 oder beide fehlerhaft sind. 



Die Grösse m wird unrichtig, wenn Fehler begangen sind 

 in der Summe der beiden Barometerstände (bj +bo) oder der 

 beiden Lufttemperaturen. 



Ein Fehler in b^+b, kann nun (abgesehen von groben 

 Ablesungsfehlern) liauptsächlich dadurch vorkommen, dass die 

 absolute Correction c falsch bestimmt worden ist. Wäre dieselbe 

 in Wirklichkeit c-f-x statt der angenommenen Grösse c, so wäre 

 damit der Fehler in b,4-b2 2x Millimeter. Der hieraus ent- 

 stehende Fehler in m würde 



bei bj+ba = 1200 1500 



0,02x 0,03x 



Betrüge der Fehler in der Bestimmung von x 1 Millimeter, 

 so würden die erhaltenen Höhen um 2 bis 3 Procent unrichtig. 

 Vernachlässigt man die absolute Correction c ganz , so wird 

 b, +b.2 um 2c falsch, was um so weniger zulässig wird, je 

 grösser c ist. — Die Erfahrung hat nun weiter gezeigt , dass 

 die Grösse c sich im Laufe der Zeit ändert; grobe Aenderungen 

 von oft mehreren Millimetern treten ein , wenn das Instrument 

 herabfällt oder heftig gestossen wird. Um sich daher von dieser 

 Fehlerquelle frei zu machen, ist es nothwendig, vor jeder Messung 

 durch eine Vergleichung mit dem Nurmalbarometerstande die Con- 

 stante c zu bestimmen, und während der Messung das Instrument sorg- 

 fältig vor Stoss und Fall zu bewahren. Diese Bestimmung von c ge- 

 schieht dadurch, dass man die Aneroidablesung auf reducirt, 

 hierauf an der reducirten Ablesung a die Theilungscorrection 



